MOS 



REVISTA ILUSTRADA DE ARTES Y CIENCIAS 



])ike<:t..r i-RoiMETAitio, FERNANDO FERRARI PÉREZ 



Tomo I 



Tacubaya, D. F., 15 DE Mayo de 1892 



NÚM. 10 



SNSAYO m APL'CiCIOS DEl MBTODO L06IC0 



AL ESTUDIO 

 DE LA RESISTENCIA DEL AIRE 



V PROYECTO DE UN APARATO 



PARA DETERMINAR EXPERIMENTALMENTE 



LOS VALORES PARCIALES 

 DE DICHA RESISTENCIA ' 



EL ASEM0DINAMÓMET.1O COMO APAPATO 



rifc UETERMINACIÓN EXPE2IMENTAL DE LOS VALORES l'ARCJALES 



I m. », a. e. p i DE QUE SE COMPONE LA RESISTENCIA 



4.]. Descripción. — En esta luicvn aplica- 

 ciiin como en la precedente (2' experiencia 

 del 2" método) el aneniodinamómetro debe 

 tener una gran precisión y una gran sensi- 

 bilidad. Las principales modificaciones que 

 se le han de hacer sufrir para la pi'esente 

 aplicaciím, son las siguientes: 



El tubo de escape adaptado al ventilador 

 manométrico .4 es aquí más pequeño que en 

 la Fig. 160 y está despro^■isto del hilo inte- 

 rior (Fig. 208). 



Un segundo ventilador absolutamente idén- 

 tico al ventilador A y colocado en frente de 

 éste, tiene por objeto sustituir al viento pro- 

 piamente dicho, una corriente artificial cuya 

 intensidad se puede variar á voluntad por 

 medio del peso adicional K. Hemos emplea- 

 do ya, por otra parte, esta disposición en 

 la primera experiencia del 2° método (§ 41). 



El mismo soporte de metal fundido OS de 

 la Fig. 160 lleva además un marco OII'S 

 de metal fundido también que sirve par sus- 

 pender el fiel HG. Las modificaciones hechas 

 al fiel son poco más ó menos las mismas 

 que las que hacen de una balanza corriente, 

 una balanza de sensibilidad y precisión; no 

 nos ocuparemos, por otra parte, de estos de- 

 talles que pertenecen sobre todo al dominio 

 de la construcción. 



1. Continúa. Véase Cosmos pp. 81 y 129. 



íín lugar de una sola placa, ó para expresar- 

 nos en términos más generales, de un solo 

 cuerpo P (Fig. 160) tenemos ahora dos, P y 

 P' (Fig. 208) fijos en las extremidades de una- 

 ligera varilla de acero d'e'. Esta varilla de ace- 

 ro forma parte de un marco muy ligero d'dee' 

 también de acero. Un travesano // asegura 

 la invariabilidad de forma del sistema. 



La varilla desc prolonga de cada lado, de tal 

 manera que sea Hn ó l-hn=ee ó dd ; lleva'' 

 en sus extremidades dos platillos m y /;. Sé 

 ve en H la sección del cuchillo de suspen- 

 sión del fiel. Dos pequeños agujeros oblon- 

 gos, perforados en el sentido de la longitud so- 

 bre la varilla //', dan paso á las varillas (íír-Vii 

 ee" y permiten las libres oscilaciones del fiel. 

 Finalmente, una aguja larga y muy ligera hg 

 cuya punta está dirigida hacia el suelo, com-' 

 pleta el conjunto de los órganos que desig- 

 namos bajo el nombre genérico de fiel. 



Como la mesa OS está nivelada conve- 

 nientemente por medio de tornillos que, pa- 

 ra el efecto, están colocados en los pies, la 

 aguja bG del fiel tiene que estar rigurosa- 

 mente vertical, y las varillas de y d''e' , soli- 

 darias en sus movimientos, deben ser hori- 

 zontales. Además, la varilla d'e debe estai' 

 colocada en la dirección del eje de figura de 

 los tubos de escape; finalmente, se coloca en 

 el suelo otra aguja Q, lastrada en su base. 

 y cuya punta coincide exactamente con la 

 de la gran aguja del fiel. 



Describiremos á medida que la necesidad 

 se haga sentii', en el curso de la experiencia, 

 los órganos de este aparato que se podría 

 llamar anemodinamómclro diferencial , por 

 las razones que se verán más adelante. 



Al accionar los dos ventiladores sobre los 

 cuales se han colocado los pesos iguales KK', 



