REVISTA ILUSTRADA DE ARTES Y CIENCIAS 



DiKECTdii i'K..viET.vKio, FERNANDO FERRARI PÉREZ 



Tomo I 



Tacubaya, D. F., 1° DE Julio de 1892 



NíiM. 13 



IKS4Y0 DE APIICACIOH DEL MÉTODO L06ICO 



AL ESTUDIO 

 DE LA RESISTENCIA DEL AIRE 



Y PROYECTO DE ÜX APARATO 



PARA DETERMINAR EXPERIMENTALMENTE 



LOS VALORES PARCIALES 

 DE DICHA RESISTENCIA' 



65. Determinación experimental de la di- 

 rección y de la intensidad de la resultante. 

 — Así detcrininaclo el centro de presión del 

 plano, se llegará á conocer la dirección y la 

 intensidad de la resultante por medio del 

 dinamómetro DD'. Al efecto, se colocará de 

 nuevo eT plano sobre las varillas rr' como 

 lo muestra el puntuado de la figura 260 y de 

 manera que el centro de presión j) esté si- 

 tuado exartamenlc en el lugar de rozamien- 

 to de la punta D sobre el plano. En estas 

 condiciones, la aguja pequeña a está en el 

 cero de la escala del dinamómetro; el pla- 

 no PP estii, por decirlo así, comprimido y 

 retenido por el viento contra las varillas rr . 

 Agreguemos que el dinamómetro DD' se ha 

 colocado de antemano en la dirección aproxi- 

 mativa de la resultante (§ 61 p. 177). Se llega- 

 rá á determinar la dirección exacta de esta 

 resultante después de algunos tanteos con- 

 sistentes en buscar cuál es, de las diversas 

 posiciones que pueda ocupar el dinamóme- 

 tro DD' sobre el limbo HH, la que corres- 

 ponde al esfuerzo máximo cjue es necesario 

 ejercer en D' para igualar la fuerza del vien- 

 to que obra sobre el plano; la aguja peque- 

 ña a nos suministrai'á a eslc i'cspecto las 

 indicaciones necesarias. Cuando se hava en- 

 contrado esta posición, es claio que la di- 

 visión del limbo en c[ue se detenga el dina- 

 mómetro, indicará el ángulo que corresponde 



1. Concluye. Véase CosiMoi pp. 81, 97, 113, 129, 

 l'i5, 161 y 177: 



já la dirección de la resultante, así como la 

 i presión acusada por la aguja a será la in- 

 I tensidad de la dicha resultante suponiendo, 

 por el momento, que el peso de la placa PP 

 pueda descuidarse. 



Diremos cómo puede deterjaiinarse la in- 

 fluencia del peso en el estudio que nos que- 

 da aun por hacer del último de los elemen- 

 tos de la resistencia del aire. 



PODER EXTENSIONAL e 



66. Causas de error. — Presencia inelimi- 

 nable de los elementos de variación m ó a y 

 m. — Hemos dicho que el poder extensional 

 (de extensión, tamaño ó área) es la propie- 

 dad que tienen las superficies de presentar 

 á la acción del viento una resistencia pasiva 

 más ó menos grande según la extensión de 

 estas superficies. 



Aunque el estudio del poder extensional 

 parezca más sencillo que el de los otros po- 

 deres, es el que reclama más cuidados y aten- 

 ción en virtud de las numerosas causas de 

 error que trae consigo. Las dificultades no 

 residen en la experimentación misma cuya 

 marcha es casi idéntica á la de las experien- 

 cias que se aplican á los otros poderes; con- 

 sisten esencialmente en la imposibilidad para 

 estudiar el poder extensional en condicio- 

 nes tales que todas las demás circunstancias 

 de variación de la resistencia sean invaria- 

 bles. 



Las circunstancias sobre las cuales influ- 

 yen inevitablemente las variaciones del ele- 

 mente) e son las siguientes: 



1'' Si el plano es noinial, ni varía al mis- 

 mo tiempo que e. 



2' Si el plano es inclinado, m y n varíaa 

 al mismo tiempo que e. 



67. 1" caso. — Hemos visto, v ésto se con'» 



