183 



Die Wirknna gründet sich im Princip auf die Totalreflexion, 

 welche eine Flüssigkeit, in Form einer dünnen Schicht zwischen 

 Glasprismen von stärkerer Lichtbrechung eingeschaltet, an durch- 

 fallen dem Licht bewirkt a sobald der Sinus des Einfallswinkels 

 der Strahlen gegen diese Schicht dem relativen Brechungsexpo- 

 nenten zwischen Glas und Flüssigkeit gleich wird; ihre Einrich- 

 tung geht darauf aus, diese Totalreflexion schnell und sicher 

 zur Beobachtung zu bringen, den gesuchten Brechungsexponenten 

 unmittelbar, ohne Rechnung erkennbar zu machen und nebenbei 

 das ungleichzeitige Eintreten der Totalreflexion an den verschie- 

 denfarbigen Strahlen zur Ermittelung der Dispersion zu verwerthen. 



In Hinblick auf die verschiedenartigen Anforderungen bei 

 den Anwendungen, welche diese Methode finden kann, hat der 

 Vortragende drei verschiedene Formen der Ausführung zweckmäs- 

 sig gefunden. Allen gemeinsam ist ein kleines astronomisches 

 Fernrohr, vor dessen Object zwei Prismen aus Flintglas von je 

 60 — 64® brechendem Winkel so aneinander gelegt sind, dass sie 

 zusammen eine dicke Planplatte bilden, durch w^elche hindurch 

 das Licht zum Fernrohr gelangt. Ein Tropfen der zu untersu- 

 chenden Flüssigkeit, zwischen die an einander liegenden Flächen 

 der Prismen gebracht, liefert die total reflectirende Schicht, Bei 

 zweien von den Formen, in welchen der Apparat ausgeführt ist, 

 wird dieses Prismenpaar mittels einer Alhidade gegen die feste 

 Visirlinie des Fernrohrs gedreht und die Ablesung des Brechungs- 

 exponenten erfolgt an einem Gradbogen mit entsprechender Thei ■' 

 lung, sobald die Totalreflexion in der Achse des Fernrohrs eintritt; 

 wobei in dem einen Falle ein Spectralocular mit Spalt und 

 Amici'schem Prisma die Isolirung der einzelnen Farben vermittelt, 

 in dem andern Falle dagegen eine Corabination aus zwei solchen 

 Amici'schen Prismen zwischen dem Objectiv und dem vorderen 

 Prismenpaar die Totalreflexion achromatisch macht. — • Diese 

 beiden Formen gestatten bei Anwendung eines massig schweren 

 Flintglases die Beobachtung aller Flüssigkeiten vom Wasser bis 

 zum Schwefelkohlenstoff; wenn jedoch ein geringerer Umfang 

 der Messungen für specielle Zwecke ausreicht, so kann der Ap- 

 parat eine dritte noch compendiösere Gestalt dadurch erhalten, 

 dass man die Prismen, welche die Flüssigkeit aufnehmen, mit dem 

 Fernrohr fest verbindet und die Grenze der Totalreflexion an einer 

 Scala im Gesichtsfeld des Oculars beobachtet. 



Bei allen drei Arten der Ausführung muss die Theilung auf 

 Grund einer genauen Kenntniss des Winkels und des Brechungs- 

 exponenten der angewandten Prismen berechnet und ausgeführt 

 werden; ist dies aber correct geschehen, so bedarf der Apparat 

 keiner weiteren Regulirung, als der richtigen Einstellung des Al^ 

 hidaden-hidex , bezügl. der Scala, durch eine Beobachtung mit 

 reinem Wasser. — Die Genauigkeit der Messung geht auch bei 

 kleinen, für den Gebrauch in freier Hand constrjiirten Instrumen- 



