320 



Arbeiten für einige der im Preussischen Staate betriebenen 

 Bohrversucbe an^^eordnet. Unter diesen werden die Beobacb- 

 tungen, welche in dem Bobrlocbe l auf Steinsalz zu Speren- 

 berg angestellt wurden, schon deshalb von allgemeinem Tnler 

 esse sein, weil dasselbe die ungewöhnliche Tiefe von 40r>2 

 rheinländiscben Füssen erreicht hat. 



Um die Temperatur des Wassers in einem Bobrlocbe zu 

 messen, ist empfoblen und angewandt worden das schon von 

 Saussure vorgeschlagene träge gemachte Thermometer, d. h. 

 ein Thermometer, dessen Kugel mit einem schlechten Wärme- 

 leiter umgeben ist. Es wird bis zu der betreffenden Tiefe im 

 Bobrlocbe berabgelassen und nachdem es hinreichend lange in 

 der zu untersuchenden Temperatur geblieben ist, schnell heraus- 

 gezogen und sogleich beobachtet. Je tiefer aber die Beobach- 

 tungsstelle liegt, je mehr Zeit man also zum Heraufziehen 

 braucbt, desto leichter kann das Instrument in dem oberen 

 kälteren Wasser etw^as von der Temperatur, die es hatte, ver- 

 lieren , desto unzuverlässiger werden die Beobachtungen und 

 für grosse Tiefen ganz unbrauchbar. Ausserdem können solche 

 Thermometer durch den grossen Druck der Wassersäule im 

 Bobrlocbe zerstört werden. Bei der gewöhnlichen geringen 

 Stärke der Wand der Thermometerkugel kann dies schon in 

 der Tiefe von 600 Fuss eintreten. Wenn dem auch dadurch 

 abgeholfen werden kann, dass man das Instrument in eine 

 Metallhülle einschliesst, die hinreichend stark und wasserdicht 

 ist, so würden doch noch die sonstigen Mängel des Verfahrens 

 übrig bleiben. 



Es müssen daher, um die erforderliche Genauigkeit zu 

 erreichen, Thermometer angewandt werden, welche die Tem- 

 peratur, der sie ausgesetzt gewesen sind, nach dem Heraus- 

 ziehen aus dem Bobrlocbe richtig anzeigen. Von der nicht 

 bedeutenden Tiefe an , bei welcher die Veränderlichkeit der 

 Temperatur nach der Jahreszeit aufhört, kommt nach unten 

 nur eine Zunahme der Temperatur in Betracht, für deren Kr- 

 mittlung daher eigentliche Maximumthermometer nöthig sind. 

 Hierher gehört das Maxiniumthermometer von Walferdin *), 



1) Ponillet Kleaieijls de pliyiique, Paris 185«. iL p. 089, Taf. 48, 

 Fig. 3. 



