321 



das, da es wie ein gewöhnliches Iheriiiometer an seinem obe- 

 ren Ende geschlossen ist, durch eine hinreichend starke und 

 wasserdichte Hülle gegen das Zerdrücktwerden durch die Was- 

 sersäule im Bohrloche zu schützen ist*). 



Bei dem Sperenberger Bohrloche und den übrigen Bohr- 

 löchern, für welche Temperatur-Beobachtungen angeordnet wa- 

 ren, kamen nicht Maximumthermometer 

 nach der Einrichtung von Walferdin , son- 

 dern solche znr Anwendung, für welche Mag- 

 nus das Princip angegeben , und die er 

 Geothermomeler genannt hat 2). Die Ein- 

 richtung dieser Instrumente , welche vom 

 Universitcits -Mechanikus W, Apel zo Cföt- 

 tingen in erwün.'cliter Genauigkeit geliefert 

 wurden, zeigt Fig. 1. 



Es ist ah das Quecksilbergefäss, das 

 gross genug sein muss, um für die einzel- 

 nen Grade eine hinreichende Grösse zu 

 erhalten. Die Grade sind auf dem Glase 

 der Röhre a c, deren oberes, offenes Ende 

 zur Seite gebogen ist, angegeben, und je- 

 der Grad Reaumur ist in '/» Grade gelheilt 

 durch deren Halbirung man noch V'io Grade 

 und, wenn es nöthig ist, durch weiteres 

 Taxiren unter Anwendung einer schwachen 

 Lupe auch noch kleinere Theile ablesen 

 kann '). Die Theilung wird von der Spitze 

 c, wohin man sich Null zu denken hat, 

 nach unten fortgezählt und enthält meist 

 40 — 45 Grade, Die Röhre des Instruments 

 wird durch ein für sie passendes, im Bo- 

 den der Messingkapsel fghi befindliches 

 Loch gesteckt. Von diesem Boden gehen 

 1 df*D, Gr. drei dünne Messingstangen jr herunter durch 



') Pouillel a. a. 0. Seite 091 und Taf. 45, Fig. 11. 



2) Poggendorff's Aniialen , Bd. 98, S. 136, Taf. II, sowie Bd. 116, 



S. 142. 



•) Bei Magnus iiud für das WaUVrdin'sche Maximumthermonioler bei 

 Pouillet sind die Grade so gross, dass sie eine Theilung in '/,„ Grade 

 sulaasen. 



23* 



