323 



pressionsappaiat brachte und einem Drucke von mehreren At- 

 mosphären aussetzte, fand er, dass das Quecksilber, weil die 

 Thermo meterkugel durch den auf sie wirkenden Druck com- 

 primirt wurde, für den Druck einer Atmosphäre um etwa Vs" 

 R. stie^, weshalb es aufgegeben wurde*). Es würde eine 

 solche Einrichtung auch keinerlei Vorzug vor dem Säckchen 

 gehabt haben , das bei dem lustrumente Walferdin's mit dem 

 oberen Ende der Röhre zusammengeschmolzen ist und es 

 wäre, wie für letzteres, eine wasserdichte Hülle uöthig gewe- 

 sen, um das Zerstören des Instruments durch den Druck der 

 Wassersäule im Bolirioche zu verhindern. Dadurch, dass e 

 offen bleibt, wird jener Druck ausgeglichen. Wenn nämlich 

 das Geothermometer im Bohrloche herabgelassen wird, tritt 

 das Wasser durch die Oeffnung v in die Glasröhre rstu und 

 presst die in derselben befindliche Luft zusammen, wodurch, 

 weil c und e offen sind, auch für die Glasmasse von a h und 

 a c der innere Druck dem äusseren gleich wird. Die Höhe 

 der eingeschlossenen Luftsäule wird nach dem iMariotte'scheri 

 Gesetze desto kleiner, je höher die drückende Wassersäule 

 wird; so lange aber, als die Entfernung der Oeffnung e von 

 der Decke der Glashaube noch kleiner ist, als die Höhe der 

 comprimirten Luftsäule, kann kein Wasser in das Gefäss de 

 und von da in das Instrument dringen. 



Ausser dem Geothermometer ist ein genaues gewöhnliches 

 Thermometer (INormalthermometer) erforderlich, dessen Grade 

 eben so eingetheilt sind, wie die des Geothermometers und 

 welches mit demselben gleichen Gang haben muss. 



Die Art der Anwendung des Geothermometers ist dieselbe, 

 wie bei dem Maximumthermometer Walferdin's. Man stellt 

 das Instrument in angemessen warmes Wasser, bringt daduich 

 das Quecksilber zum üebertliessen aus c, neigt dann das 

 Instrument so , dass die Spitze c in das Quecksilber kommt, 

 und kühlt unter Beibehaltung der geneigten Lage in der 

 Luft, oder wenn diese zu warm ist, dadurch, dass man kal- 

 tes Wasser auf ah giesst, bis zu einer Temperatur ab, die 

 geringer ist, als die im Bohrloche zu erwartende. Im 

 Instrumente befindet sich also mehr Quecksilber, als es bei 

 einer höheren Temperatur aufzunehmen vermag. Geht man 



') Pof?genHnrfT's Annalen der Pl<.y«ik niirl Clieniie. Bd. 116. S. 143 



