325 



der Fall, so muss mau die Verkitlung: durch Erwärmen erwei- 

 chen und das eiförmige Gefäss de in der Richtung^ der Um- 

 biegung der Röhre etwas schief stellen. 



Es ist erwünscht, wenn die austretenden Quecksilbertropfen 

 möglichst klein sind, damit der Fehler durch Zurücktreten eines 

 Tropfens wenigstens nicht zu gross wird. Die einzelnen 

 Tropfen sind desto kleiner, je enger das Ende der Röhre, und 

 je kleiner die an c vorhandene Fläche ist. So fein wie bei 

 dem Walferdin'schen Instrumente kann man diese Spitze nicht 

 ausziehen, weil sie sonst leicht zerbrechen könnte, 

 wenn das Gefäss de entfernt worden ist. Es kann 

 aber von Nutzen sein , das Ende der Rohre bis 

 nahe an ihre Oeffnung spitz zuzuschleifen , wie es 

 Fig. 2 zeigt. 



Das Geothermonieter wird nach seinem Herauf- 

 Fig. 2. holen unter Abschrauben derRöhie rstu zugleich 

 V2 d.n. Gr. mit dem Normalthermometer in Wasser gestellt, das 

 wenigstens um einige Grade kälter sein muss, als die zumes- 

 sende Temperatur im Bohrloche und wozu man einen ganzen 

 Eimer voll Wasser nimmt, damit seine Temperatur durch die 

 der Lutt nicht schnell verändert werden kann. Sobald beide 

 Instrumente die Temperatur des Wassers vollständig angenom- 

 men haben, also der Stand des Quecksilbers an denselben sich 

 nicht mehr ändert, beobachtet man diesen Stand an beiden In- 

 strumenten und addirt die Zahl der Grade, welciie beide zeigen. 

 Diese Summe giebt die an der betreffenden Stelle des Bohr- 

 lochs vorhandene Temperatur des Wassers an. 



Die Richtigkeit dieses Verfahrens leuchtet aus Folgen- 

 den] ein. 



Wenn das Geothermometer beim Heraulziehen in Wasser 

 gelangt, dessen Wärme z. B. einen Grad weniger beträgt, als 

 die des Wassers, in welchem es sich vorher befand, so wird 

 das Quecksilber um einen Grad kürzer, und weil das in de 

 befindliclie Quecksilber nicht bis an die Spitze c reicht, also 

 auch das übergellossene Quecksilber nicht in die Röhre zu- 

 rücktreten kann, so entsteht in derselben oben ein nur mit 

 Luft gefüllter, heim Walferdin'schen Instrumente luftleerer Raum 

 von der Länge eines Grades. Dies gilt ebenso für jede weitere 

 Temperaturabnahme. Es müssen also an der Scala des nach 



