328 



r\ 



lindrische Gefass xikl von Zinkblech zu stehen, welches, 

 damit es die Löcher t nicht verstopfen kann, an seinem Bo- 

 den mit kurzen Beinen versehen ist. Dies Gefass hat fok en- 

 den Zweck. Es wurde oben ang:eführt, dass 

 man das Geothermometer nach dem Herauf- 

 holen nicht in Luft, sondern in Wasser mit 

 dem Normalthermometer auf gleiche Tempe 

 ratur bringen muss. Dadurch ist aber das 

 Geothermometer noch nicht gegen die Einwir- 

 kung warmer Luft geschützt, wenn es in 

 derselben getragen wird. Hat man daher, 

 nöthigen Falls durch Abkühlung mit kaltem 

 Wasser, die erforderliche Menge Quecksilber 

 in das Instrument gebracht, so schüttet man 

 kaltes Wasser in das Zinkgefäss , stellt das 

 Instrument hinein und bringt es mit diesem 

 Wasser in den Apparat, dessen oberer Theil 

 abgeschroben ist. Ist die Menge des kalten 

 Wassers im Zinkgefässe auch gering, so reicht 

 sie doch aus, das Geothermometer hinreichend 

 lange gegen die Einwirkung der warmen Luft 

 zu schützen, so dass es ohne Uebereilung in 

 den Apparat gebracht werden kann. Ueber 

 die Glashaube des Geolhermometers wird nun 

 die Röhre m 7i o p aus dünnem Messingblech 

 geschoben, die sich (Fig. 3 u. 4) mit drei 

 Flügeln q an die Innenseite der eisernen Röhre 

 legt und dadurch das Instrument in senkrech- 

 ter Stellung erhält. Hierauf wird die Messing- 

 ■ schraube fest zugedreht. Nach dem Herauf- 

 holen nimmt man das Instrument mit dem 

 Zinkgefässe aus dem Apparate und trägt es, 

 in dem Wasser dieses Gefässes stehend, an Fig 3. V4~drn.Gr 

 den Eimer voll kalten Wassers, stellt es mit 

 dem Zinkgefässe in das Wasser und zieht 

 dann das Zinkgefäss fort. Auch jetzt gewährt 

 das im Zinkgefässe befindliche Wasser Schutz 

 gegen die warme Luft, weil es beim Aufho- 



len die obern Pvegionen des Bohrlochs passirt 



Fig. 4. 



\^ d. u. Gr. 



