329 



A 



hat und dadurch kälter geworden ist, als das Wasser, dessen 

 Temperatur man messen will. Ist die Luft kälter, als die im 

 Bohrloehe zu erwartende Temperatur, so kann selbstverständ- 

 lich das Zinkgefäss fortgelassen werden. 



Beim Walferdin'schen Maximum- 

 thermometer \rird der Schutz gegen 

 warme Luft schon dadurch erreicht, 

 dass die Büchse, in welche es ein- 

 geschlossen werden muss, zur Hälfte 

 oder zu Dreivierth eilen mit Wasser 

 angefüllt werden soll*). 



Als die Temperatur-Beobachtun- 

 beginnen konnten, hatte das Bohrloch 

 bereits die Tiefe von 1520 Fuss er- 

 reicht. Im Vertrauen darauf, dass, 

 wie Magnus '^) anführt, das Wasser in 

 der Glashaube rstu Fig. 1 zwar in 

 die Höhe steige, aber nie in die 

 Oeffnung e gelangen könne, was auch 

 noch für grosse Tiefen richtig ist, 

 wenn jene Oeffnung sich sehr nahe 

 unter der Decke der Glashaube be- 

 findet, liess man das in dem beschrie- 

 benen Apparate befindliche Geother- 

 mometer mit dem eisernen Löffelseile 

 sofort bis zur Bohrlochssohle herun- 

 tergehen. Es füllte sich aber dabei 

 das Gefäss d e Fig. 1 mit Soole und 

 eine Wiederholung des Versuchs gab 

 kein besseres Resultat, während keine 

 Soole in das Gefäss trat, wenn man 

 nur bis 300 Fuss niederging. 



Zur Beseitigung dieses Uebel- 

 standes wurde der Theil c d uv der 

 eisernen Röhre Fig. 3 entfeint und 

 durch eine längere Röhre Fig. 5 er- 



Fig. 5. 

 Vjod. n.Gr. 



*) Pouillet: Elements de physique. II. S. 601. 



•) PoggeüdorfTs Annaten der Physik und Chemie, Bd 116. S. 144, 



