333 



der Rölire noch befindliche Quecksilber werde ans c getreten 

 sein und lässt erkalten, wodurch die Röhre «ich wieder füllt. 

 Die letztgenannte Operation kann unter Umstanden auch bei 

 der Fiilhing, die nur dazu dient, das Instrument zur Beobacli- 

 tnng vorzubereiten , besser sein , als wenn man die Spitze c 

 nur durch Neigung des Instruments unter Quecksilber bringt, 

 es muss dann aber selbstverständlich , nachdem hinreichend 

 Quecksilber in die Röhre getreten ist, vor Ausfühiung der 

 Beobachtung so viel wieder entfernt werden, dass es aucli 

 bei einer Erschütterung die Spitze c bei seid^rechtem Stande 

 des Instruments nicht berühren kann. 



Der Verfertiger der angewandten Geothermometer räth, 

 l»ei nocli nicht weit vorgesclirittener Oxydation des Quecksil- 

 bers den oberen , leeren Ttieil der Röhre dadurcl» , dass man 

 ihn einigemal durch eine schwache Weingeisttlamme fiin- und 

 herzieht, bis gegen 40<^ R. zu erwärmen, dann das Quecksilber 

 bis oben hin zu treiben, den vorher leeren Theil der Röiire 

 noch stärker, etwa bis 80*^ zu erwärmen, hierauf in Wasser 

 abzukühlen und so das hängengebliebene Quecksilber mit 

 herabzuziehen. 



Bei Anwendung der erwähnten Mittel wird man durch 

 Hängenbleiben des Quecksilbers nicht wesentlich belästigt wer- 

 den, wie denn auch der Bohrmeistei zu Sperenberg trotz lang- 

 dauernder Anwendung der Instrumente nicht darüber geklagt 

 und OS fast gar nicht beobachtet hat. Es empfiehlt sich aber, 

 bei längere Zeit forlgesetzten Beobachtungen zwei Geother- 

 mometei zu haben, um jedesmal das gebrauchen zu können, 

 welches am besten im Stande ist und um eine Reserve zu 

 haben, wenn ein Instrument beschädigt werden sollte. 



Die Geothermometer erhielten einige Male sowohl an 

 der Röhre, als auch an der Glashaube Sprünge, ohne dass die 

 Veranlassung dazu in einer Erschütterung gesucht werden 

 konnte. Es wird sich dies in folgender Weise erklären lassen. 



Das Instrument wird zwar dadurch, dass sein oberes 

 Ende offen ist und in Folge davon der grosse Druck der im 

 Bohrloche stehenden Wassersäule, so wie der durch dieseU>e 

 zusammengedruckten Luft auf der Innen- und Aussenseile des 

 (ilases einaniler gleich sind, gegen das Zerbrechen durch den 

 Wasserdruck, nicht al)er dagegen gesciiützt, dass es von Innen 



