83 



der Zahl der Kugeln, welche nach einander fallen, hängt die Dauer der za er- 

 zeugenden Schallgrösse ab, welche in dieser Beziehung als Maasslab dienen soll. 

 Die hierzu dienende Vorrichtung beschreibt Seh. auf S. 14. — Da sich die bei- 

 den Elemente, welche zur Hervorbriogung des Schallmasses dienen. Gewicht und 

 Fallhöbe, innerhalb sehr weiter Grenzen anwenden lassen , so dient das Instru- 

 ment, die Grösse selbst der kleinsten Schallqnantiiät zu bestimmen, welche die 

 Gehörwerkzeuge noch zu afficiren vermag. Als solche gibt Seh. den Schall an, 

 der von einem Imgr schweren Rorkkügelchen durch li»™ Höhe herabfallend er- 

 zeugt wird. Von älteren Individuen fanden sich nur wenige vor, welche diesen 

 Schall noch zu hören vermochten, wenn sie ihr Ohr nicht geübt hatten. Diese 

 Schallgrösse nimmt er als akustische Dynamis an, welche die durchschnittliche 

 Grenze der dem gesunden menschlichen Ohre unter den Einflüssen unserer Civi- 

 lisation noch vernehmbaren Schallgrössen bezeichnet. Er schlägt deshalb vor, 

 als Mass für jede Schallgrösse, welche mit seinem Instrumente gemessen wer- 

 den soll, diese akustische Dynamis des Milligrammmillimeter M™ — -y 2g= dem 

 Bewegungsmoment des fallenden Körpers anzunehmen. Die Zeit, welche das Kü- 

 gelchen zum Durchfallen l™m gebraucht ist =: 0,0J4278 einer Secunde und die 

 dabei erlangte Geschwindigkeit 140,07"i°i. Ist ferner die .Masse des Fallkörpers 

 = M = 140,07«iniXl ; also MBi = 140,07ms sein. — Wir sind nun in den Stand 

 gesetzt, jede Schallgrösse mit dieser akustischen Dynamis zu messen, indem 

 wir einfach angeben, wie vielen der akustischen Dynamien eine zu messende 

 Schallgrösse gleich kömmt. Bezeichnen wir also mit ^P die Schallgrösse, aus- 

 gedrückt in akustischen Dynamien, mit M das Gewicht der fallenden Kugel; die 

 Accelaration durch den Fall in der ersten Secunden = g in mm ausgedrückt, 

 mit S den durchfallenen Baum in 'i"", so wird die einfache Formel, welche uns 

 die gemessene Schallgrösse in Dynamien oder Bewegungsmomenten angibt, heis- 



M/''2gS. 

 sen : 't>=- — r:^^^ — . Flieraus ergibt sich: 1. dass sich bei gleichbleibender 



Fallhöhe die Anzahl der Schalldynamien wie die Gewichte der Kügelchen ver- 

 hält; 2. dass bei gleichbleibendem Gewichte der Kügelchen sich die Schalldyna- 

 mien verhalten wie die Wurzeln aus den Fallhöhen. — Durch eine Maschine 

 kann man noch die Fallhöhe von 404i"ni erhalten. Durch Bleikügelchen von 

 lOOOOoigr Gewicht ist es möglich bei dieser Fallhöhe Schallgrössen bis zu 

 277,376 Dynamien zu messen. — Ist der Schall , der gemessen werden soll, 

 stärker als das Maximum des Schallquanlums, das mittelst des Phonometers 

 erzeugt werden kann, so hat man sich mit dem Instrumente so weit von der 

 Quelle des zu messenden Schalles zu entfernen bis man in im Stande ist, dem- 

 selben mit dem Instrumente zu messen. INalürlich hat man dann die erlangte 

 Grösse mit dem Quadrat der Entfernung der Schallquelle zu mnltipliciren. — 

 Dieses Instrument lässt eine mannigfaltige Anwendung sowohl auf dem Gebiete 

 der Akustik als in dem mit ihr so nahe verwandten Zweige der praktischen Mu- 

 sik, ja selbst der Medizin zu. In der Physik wird es möglich, die Modifica- 

 lionen, welche ein bestimmter Schall dnrch verschiedene Umstände immer er- 

 leidet, z. ß. durch Luftslröme messen und diese Modificationen wissenschaftlich, 

 d. h. durch Mass und Zahl ausdrücken zu können. Auf dem Gebiet der Me- 

 dizin lassen sich der Grad der Stärke und Schwäche des Gehörorganes über- 

 haupt und die Variationen derselben zu verschiedenen Zeiten und unter beson- 

 dern Umständen mit Sicherheit bestimmen. Ebenso kann das qantitative Hör- 

 vermögen einzelner Individuen vergleichend dargelegt werden und ebenso ist es 

 möglich, die verschiedenen quantitativen Eindrücke des Schalles auf verschiedene 

 Individuen durch diese phonomelrische Normalgrösse mit aller Sicherheit zu 

 messen. Es wird ferner auch möglich, das Schallquantiim musikalischer Instru- 

 mente messend zu bestimmen, was bis zu diesem .Äugenblicke unausführbar war. 

 Der Arzt, der sich mit den Krankheiten des Ohres beschäftigt, hat nun das so 

 nolhwendig genaue Mass für die Schärfe oder Schwäche des Gehörs und ebenso 

 für die Zu- und Abnahme der Harthörigkeit seiner Patienten. Ja selbst früher 

 unmerkbare oder zweifelhafte, eben beginnende krankhafte Veränderungen des 

 Gehörorganes lassen sich mittelst dieses Instrumentes mit voller Sicherheit be- 



