97 



supérieur à ceux qu'indiquent .tons les ouvrages de physique, a été 

 construit depuis en Allemagne. M. Babinet mentionne différents 

 cas de recherches , auxquels les niveaux s'appliquent avec avan- 

 tage, et il rappelle qu'il a déjà lui-même proposé de substituer le 

 pointer du niveau à celui de Wollaston pour la mesure des angles. 

 Voici maintenant la nouvelle disposition d'appareil qu'il a ima- 

 ginée pour la mesure des dilatations. 



Un pied en cuivre supporte deux tiges d'égale longueur, placées 

 verticalement l'une à côté de l'autre et à une très petite distance. 

 La dilatation de l'une d'elle est connue, et l'on veut avoir colle de 

 l'autre tige, qui est formée d'une autre substance. A la tempéra- 

 ture où l'on commence l'expérience, les extrémités des deux tiges 

 sont parfaitement à la même hauteur, ce qu'indique un petit ni- 

 veau, fixé sur une tige dont le pied porte sur les deux bouts , et 

 auquel on ajoute deux masses suspendues de l'un et de l'autre 

 ■côté , afin de rabaisser le «entre de gravité du système. Si l'on 

 "Vient à échauffer les deux tiges, en plaçant l'appareil dans un cy- 

 lindre de verre, et en le recouvrant ensuite d'eau élevée à une 

 température connue, cet appareil dépointe à l'instant même, et il 

 ne s'agit plus que de connaître l'angle d'inclinaison du niveau. 

 M. Babinet explique ensuite comment on peut éviter la mesure de 

 l'angle par le niveau, en se servant d'un niveau circulaire très 

 sensible, et comment on peut se passer même du thermomètre , 

 pour avoir comparativement la mesure de la dilatation de la tige 

 qu'on veut essayer. 



Pour cela , on met la tige a à côté d'une seconde tige mixte , 

 formée de deux autres tiges accolées, 6 et c (l'une de verre par ex. 

 et l'autre de métal) et réunies en un certain point de leur lon- 

 gueur. On choisit ce point de manière que la dilatation de la partie 

 6 de la première, qui dépasse le point de réunion , plus la dilata- 

 tion de la partie c de la seconde, située au-dessous du même point, 

 fasse la dilatation de la tige inconnue , dont la dilatation est x. 

 Soit (Z la dilatation de h, supposée plus petite que celle de a, et 

 d' la dilatation de c, plus grande que x, on aura ax^hd-{- cd' et la 

 ■compensation aura lieu pour toute température, en sorte que si 

 le niveau ne bouge pas, quand on échauffe l'appareil d'une quantité 

 quelconque, l'équation aura lieu et le niveau n'aura pas besoin 

 d'être divisé en secondes. 



Extrait de L'Institut, 1839. 13 



