33 



Anatomie et Physiologie. — M. Poiseuille, dans le dessein 

 d'obtenir sur le cadavre le diamètre et la longueur des vaisseaux 

 capillaires des divers organes à l'état vivant, fait observer que ces 

 dimensions variant avec la pression du sang, il est nécessaire de 

 pousser l'injection avec une force qui soit tout à-fait la même que 

 celle avec laquelle le cœur lance le sang dans le système vascu- 

 laire : or l'hémodynamomètre indiquant la pression déterminée par 

 cet organe, M. Poiseuille a fait construire une seringue, ou pompe 

 à injection, dont le piston est poussé de manière que la pression 

 correspondante soit précisément la même que celle donnée par le 

 cœur. Il a, à cet effet, adapté à la partie inférieure du cylindre de 

 la pompe à injection ordinaire, et perpendiculairement à son axe, 

 un tube de verre gradué de 8 centimètres de longueur et de 2 mil- 

 limètres environ de diamètre ; la partie de ce tube qui correspond 

 à l'extrémité libre et fermée est remplie d'air, l'autre partie est 

 occupée par de l'eau distillée, qui est séparée de la cavité du corps 

 de la seringue par une membrane de caoutchouc non tendue et 

 d'ailleurs très mince (| de millimètre) ; ce diaphragme permet au 

 liquide contenu dans la seringue et pressé par le piston de com- 

 primer l'air du tube gradué, et parconséquent d'obtenir une pres- 

 sion déterminée à priori : comme le volume d'air du tube de verre 

 change avec la pression atmosphérique, avec la température am- 

 biante, avec la tension de la vapeur d'eau qu'il peut contenir, et 

 aussi à cause de la solubilité de l'air dans l'eau, selon que la pres- 

 sion est plus ou moins considérable, on détermine le volume que 

 doit occuper l'air du tube de verre correspondant à une pression 

 connue à priori, 1 50 millimètres de mercure par exemple, à l'aide 

 d'un manomètre à mercure, mis en communication avec le corps 

 de la seringue, qui contient d'ailleurs de l'eau dont la température 

 est précisément celle du liquide qu'on doit injecter. Il est inutile 

 de dire qu'en faisant l'injection la pompe est tenue horizonta- 

 lement ainsi que le tube de verre. 



Cette pompe à pression déterminée n'offre pas seulement l'avan- 

 tage de donner les dimensions normales des vaisseaux; avec elle 

 on n'a nullement à craindre les ruptures qui accompagnent si 

 souvent les injections, soit générales, soit partielles, faites avec 

 les seringues ordinaires, puisque rien n'indique [alors la pression 

 dont on fait usage; il est facile de concevoir que plus le diamètre 

 Extrait de L'InslUut, IS/jl. 5 



