53 



tlonsparfaitement comparables; néanmoins, à cause de la grande 

 densité du mercure et de la longueur de la colonne, lies très pe- 

 tites différences sont difficiles à constater, et on ne peut les dé- 

 couvrir qu'à l'aide du calcul et en frappant l'instrument. 11 man- 

 quait donc un appareil dont le rôle fût précisément d'indiquer à 

 la première vue ces petits changements de pression qui sont les 

 plus essentiels pour la météorologie; car il est du plus grand in- 

 térêt de pouvoir observer le moment précis de l'ascension ou de 

 l'abaissement du baromètre quand il a été longtemps stationnaire 

 et aussi les petites variations brusques qui annoncent sur merles 

 coups de vent. — Cette question m'a occupé longtemps, et j'ai 

 toujours t:ensé que ce problème serait résolu du moment où l'on 

 aurait les moyens de construire des baromètres à réservoir d'air, 

 ou sympiézomètres, indépendants de la température ; j'y ai réussi 

 par trois dispositions différentes que je vais exposer dans cette 

 note. 



» i^Si l'on place dans une bonne cave, à quelques mètres au- 

 dessous du sol, une bouteille en verre de 15 ou 20 litres, ou dame- 

 jeanne, après y avoir scellé avec un bouchon en liège et de la 

 cire à cacheter un tube en plomb ou uu gutta-perka d'un très 

 petit calibre intérieur (2 ou 3 millimètres) qu'on amènera dans la 

 pièce choisie pour l'observation pour l'adapter à un tube vertical 

 en verre de 1 ou 2 millimètres de diamètre intérieur, et plon- 

 geant dans un réservoir cylindrique de 3 ou 4 centimètres conte- 

 nant de l'essence de térébenthine rectifiée, colorée par du bitume 

 de Judée; ce tube en verre portant à son sommet un orifice que 

 l'on fermera à la gomme-laque , après avoir par la succion ame- 

 né la colonne d'essence à la moitié du tube, on aura ainsi con- 

 struit un sympiézomètre d'une extrême sensibilité dont l'échelle 

 de variation sera près de 15 fois aussi /{rande que celle du baro- 

 mètre à mercure et sur laquelle les variations, par la température 

 diurne ou annuelle, agiront si lentement, ou dans des limites si 

 restreintes, que les moindres changements de pression s'y mon- 

 treront clairement. Car on trouve par le calcul que 10 degrés de 

 variation de température dans l'air du petit tube, montant au 

 premier étage, ne feront pas varier la colonne de plus de 1 milli- 

 mètre, sans compter que la longueur de la colonne sera changée 

 en sens inverse par la même température. Quant à la variation 



