59 



nouvelles fleurs; on remarquera aussi que la température moyenne 

 étant doublée, celle des végétaux fleuris a été quadruplée. 



Météorologie. Nouvel anémomètre. — M. Gaudin communi- 

 que la noie suivante : 



« On De possède pas encore de bon anémomètre , car les ta- 

 bleaux des observations ne mentionnent que sommairement la 

 force du veut; cependant la vitesse du vent est un élément essen- 

 tiel à connaître pour se rendre compte des températures : si l'on 

 se borne à indiquer la direction du vent, sans l'accompagner de 

 son intensité , on ne peut bien juger l'effet du transport de la 

 masse d'air. En général, la température de l'air participe d'au- 

 tant plus de la température de la région d'où il vient que son 

 transport a été plus rapide ; ainsi un vent de nord-est abaissera 

 davantage la température s'il est violent que s'il est faible, et 

 de plus, en observant les phases de son intensité , on pourra , 

 jusqu'à un certain point, prévoir sa durée. Par l'observation de 

 mon symj)iézomètre indépendant de la température , on apprécie 

 déjà du premier coup d'œil les fréquentes oscillations de la 

 pression atmosphérique, que l'on ne soupçonnerait pas en se ser- 

 vant du baromètre à mercure; c'est ce qui m'a porté à m'occu- 

 per de la construction d'un anémomètre qui pût de même indi- 

 quer du premier coup d'œil l'intensité du vent. 



» On a songé pour la construction d'un anémomètre à se ser- 

 vir de la pression du vent, sur une surface exposée à sou im- 

 pulsion , et transmise au lieu de l'observation par des leviers et 

 des fils métalliques; mais l'intempérie des saisons a trop de 

 prise sur ce système pour qu'il puisse fonctionner longtemps 

 sans s'altérer profondément : tel était l'anémomètre de l'Obser- 

 vatoire de Paris ; très peu d'années l'ont mis hors de service. 

 C'est ce qui m'a conduit à proposer une tout autre disposition. 

 — On sait déjà que la vitesse d'écoulement d'un fluide quelconque 

 est représentée par i'rr|/'2gf/i, h étant la hauteur verticale du ni- 

 veau au-dessus de l'orifice et gf la gravité. Cette formule a été 

 %érifiée bien des fois, et de plus on a reconnu que si l'on expose 

 un tiîbe vertical, fermé par son bout inférieur et ouvert par le 

 haut, à un fluide en iiouvement , de façon à présenter à l'ac- 

 tion directe du fluide un orifice d'une dimension quelconque 

 pratiqué en simple paroi, le fluide pénétrera dans le tube et s'y 



