62 



dex en échauffant sa panse avec l'autre main) , on en fait 

 sortir une bulle d'air d'un centimètre de longueur, au-dessous 

 des entonnoirs couplés , et qu'au même moment , en ouvrant le 

 robinet à mi-corps de l'entonnoir opposé, on fasse baisser le 

 niveau de l'eau qu'il contient, la bulle marchera aussitôt de haut 

 en bas; fermant alors ce robinet, on continuera de faire avancer 

 la bulle jusqu'àce qu'elle arrive, après avoir doublé le coude, près 

 de l'entonnoir isolé au zéro de l'échelle, en versant peu à peu de 

 l'eau dans les entonnoirs couplés. Le tube étant adapté au man- 

 chon qui couvre l'entonnoir isolé supposé plein, l'effet du vent 

 fera baisser aussitôt le niveau de ce côté , suivant son intensité, 

 pour le faire hausser juste de la même quantité dans l'entonnoir 

 renversé; quantité que la huWe jaugera par sa marche qui sera 

 évidemment décroissante pour une même différence de niveau , 

 et sensiblement proportionnelle au carré du diamètre de l'en- 

 tonnoir à l'endroit du niveau. — Ainsi , en commençant à partir 

 du zéro , la marche de la bulle sera sensiblement 16 fois plus 

 grande que la baisse du niveau et 8 fois plus que la différence 

 des niveaux ; tandis que, pour 50 mètres de vitesse, la marche 

 de la bulle'sera égale à la baisse de niveau ou à la moitié des 

 différences de marche des niveaux dans les petits bouts des en- 

 tonnoirs. 



» C'est un moyen très simple de rendre sensibles les petites 

 différences de niveau pour les vents faibles, tout en diminuant 

 considérablement la longueur de l'échelle. Par ce moyen l'in- 

 tervalle de 1 à 2 mètres sera de 0'n,003 environ pour une diffé- 

 rence de niveau de 0'",00036 ; tandis que de 49 à 50 mètres la 

 différence sera seulement 0'",0054 pour une différence de ni- 

 veau de O^'jOllO. J'ai étudié à cet effet la marche d'une bulle 

 d'air et j'y ai reconnu un index très fidèle et très sensible qui 

 m'a paru bien supérieur à l'emploi des liquides d'inégale den- 

 sité (eau et essence de térébenthine distillée), mais à la condi- 

 tion que le tube sera exempt de matières grasses, c'est-a-'dire se 

 mouillera parfaitement. — Il serait beaucoup plus simple de 

 prendre pour pièce extérieure de l'anémomètre un tube ouvert 

 et garanti des corps étrangers par un disque soutenu vertica- 

 lement au-dessus et à 1 décimètre de distance; il y aurait alors 

 »abaissement de niveau de la même quantité pour le même vent. 



