BEOBACHTUNGEN AM PSYCHKOMETEK MIT UND OHNE ASPIRATION. ^83 



belaubt ist, treffen directe Strahlen um 2 p. nur sehr spärlich den 

 Blechcylinder. Vom genannten Punkte 8 m gegen Süden stand der 

 Pfahl, an welchem das Aspirationspsychrometer aufgehängt wurde, 

 und zwar meistens eine Stunde, oder wenigstens eine halbe Stunde 

 vor der Terminablösung. Gleich darnach wurde dasselbe aufgezo- 

 gen und neben dem Standpsychrometer am Gebäude aufgehängt 

 und gleichzeitig mit demselben abgelesen, ebenso wie im Garten 

 mit jenem unter dem Akazienbaum. 



Das Aspirationspsychrometer hat bei «0» Grad keinen Cor- 

 rectionsfehler, zwischen -f 1 5 und + <^0 Grad ist der Stand des- 

 selben O'Ol bis 004 C° zu hoch. Die anderen Thermometer bedür- 

 fen bei «0» einer Correction von etwa — 0*1, die aber an den 

 Angaben deshalb nicht angebracht wurde, weil sie bei anderen 

 Ständen nicht ermittelt war. Laut Mittheilung des Herrn Assmann 

 beträgt die mittlere Luftstromgeschwindigkeit am Asj^irations- 

 psychrometer i2'72 m. p. sec, und die Ablaufszeit l^^A Minuten. 



Dann und wann erlaubten es mir die Umstände nicht, die 

 Beobachtungen am Aspirationspsychrometer anzustellen, mithin 

 beziehen sich die Monatsmittel nicht immer auf ganze Monate. 

 Von längster (9 Tage) Dauer ist die Pause ohne Beobachtung, als 

 die Feder brach und das Uhrwerk in die Werkstätte des Herrn 

 FuEss am 19. October 1896 nach Steglitz gesandt werden musste. 

 Im Uebrigen fehlen die Beobachtungen von: 



7 a. 2 p. 9 p. 



Im Mai 189G an .,.. 

 « Sept. 1896 an 

 « Oct. 1896 an .,.. 

 « Jan. 1897 an . 

 « Apr. 1897 an „. 

 <( Mai 1897 an 



Summe 



Bemerkt sei, dass die Monatsmittel aller vierortigen Ab- 

 lesuDgen auf dieselben Tage sich beziehen, mithin vollkommen 

 vergleichbar sind ; ferner, dass die Windschutzvorrichtung nie auf- 

 gesetzt wurde. 



