210 ING. SILVEBIO ALEMÁN 



SU inteisección con la primera definía el centro, indepen- 

 dientemente del error de colimación del anteojo y de la in- 

 clinación de su eje de alturas. Esta operación se hacia dia- 

 riamente antes de comenzar a observar y nunca se halló una 

 diferencia de más de medio centímetro. 



Antes de hablar de las observaciones creo indispensable 

 hacer una ligera descripción del instrumento, por tener al- 

 gunos detalles que no se han mencionado sino de una mane- 

 ra incompleta. 



EL INSTRUMENTO 



Construido por la acreditada casa Eepsold & Sohne de 

 Hamburgo, el Altazimutario que se usó es del tipo acodado, 

 como lo muestra la adjunta lámina. Seducido a sus elemen- 

 tos esenciales, se compone de dos limbos graduados, uno ho 

 rizontal y otro vertical, montados sobre dos ejes perpendi- 

 culares entre sí, y de un anteojo que sirve para definir las 

 visuales. 



El limbo horizontal gira sobre un eje que forma cuerpo 

 con la parte inferior del aparato y con tres brazos sopor- 

 tados por tornillos niveladores. Concéntricamente con este 

 eje va la alidada que lleva los microscopios, dos en número, 

 y que gira con toda la parte superior, independientemente 

 del limbo, el cual a su^vez puede moverse quedando fija la 

 parte inferior; esto hace que el aparato sea esencialmente 

 reiterador. 



Círculos graduados. Están divididos en espacios de 4' y 

 numerados en sentido contrario al movimiento de las mane- 

 cillas de un reloj. El vertical va unido al eje de altura© y 

 gira con él, permaneciendo fija la alidada que lleva los dos 

 microscopios, la cual forma cuerpo con uno de los soportes 

 del anteojo. 



Anteojo. El objetivo acromático construido por Stein- 

 heil, tiene una abertura libre de 55.6 milímetros y una dis- 



