ENLACE DEL SISTEMA DE TRIANGULACIÓN 211 



tancia focal de .... centímetros. Tres oculares positivos 

 permiten obtener aumentos de 25,40 y 70 diámetros. 



La retícula está formada por 10 hilos verticales y dos 

 horizontales que subtenden un ángulo de . . y que forman 

 un cuadrado pequeño con los verticales más inmediatos al 

 centro del campo; este cuadrado sirve para definir las 

 visuales. 



El micrómetro ocular tiene un hilo que se mueve per- 

 pendicularmente al eje óptico del anteojo mediante un tor- 

 nillo micrométrico, cuyo tambor está dividido en . . partes, 

 valiendo cada una. 



Este micrómetro puede orientarse en dos posiciones per- 

 pendiculares entre sí, lo cual permite emplearlo para medir 

 pequeñas diferencias en azimut y en distancia zenital. 



Niveles. Paralelamente al círculo vertical van montados 

 dos niveles que se fijan a la alidada protejidos por unos tu- 

 bos de cristal y provistos de un tornillo de arreglo que per- 

 mite variar el ángulo que forman con aquella. Ambos es- 

 t''n divididos a partir de una de sus extremidades, la que 

 queda a la izquierda del observador, de O a 60 partes, va- 

 liendo cada una V\4:7 y 1''.51, para el más próximo y más 

 lejano del ocular respectivamente. 



Microscopios. Cada alidada lleva dos, provistos de las 

 piezas necesarias para su arreglo, tanto en los extremos de 

 un diámetro, como perpendicularmente al limbo, y para 

 acercarlos o alejarlos de éste. El campo de estos microsco- 

 pios es de 80', lo que permite leer las indicaciones del limbo 

 sin necesidad de índice especial. Dos sistemas de hilos pa- 

 ralelos permiten hacer las bisecciones de las rayas de la 

 graduación, dejando a uno y otro lado espacios de 7'' pró- 

 ximamente, que se ven con claridad bastante para que el 

 error de bisección no pase de 0''.5. 



Sirven estos dos pares de hilos para hacer las lecturas 

 con las rayas anterior y posterior al índice, evitando tener 

 que recorrer todo el espacio que media entre ellas, pues la 



