212 IXG. SILVEBIO ALEMÁN 



distancia de los ejes de los dos sistemas es de media revolu- 

 ción del tamljor del micrómetro, que está dividido en 60 

 partes y da dos vueltas al pasar los hilos de una raya a 

 otra de la graduación. 



El aumento de estos microscopios es de 30 diámetros 

 aproximadamente y las vueltas se cuentan por medio de 

 unos f>eines situados en el mismo j)lano que los hilos. 



Iluminación. La de la retícula se logra por medio de una 

 lámpara de aceite colocada del lado opuesto al ocular, so- 

 bre una pieza unida a los soportes del anteojo y que envía 

 la luz por uno de los muñones a través del prisma central, 

 hasta el ocular, siendo necesario servirse de una lamparilla 

 eléctrica de mano para iluminar las graduaciones de los 

 círculos. 



Tornillos de aproximación. Tanto el movimiento azimu- 

 tal como el de alturas, pueden hacerse mediante tornillos 

 tangenciales que obran sobre pinzas por medio de las cua- 

 les se paralizan dichos movimientos. 



Aunque no hay dispositivo para variar la altura de los 

 soportes del anteojo, el instrumento está provisto de un 

 nivel montante, que se coloca sobre los muñones y que sirve 

 para llevar en cuenta la inclinación del eje azimutal, siendo 

 su valor angular de 2" aproximadamente. 



LA S ^OBÍ^ER VACTOXES 



A fin de eliminar en el resultado la inñuencia de los erro- 

 res periódicos de la graduación, se procedió desalojando 

 ésta en cada serie, un número de grados igual a 360 |2n, 

 siendo n el número de series. Como en nuestro caso n=18, 

 resultarían 10° para cada desalojamiento; mas para eli- 

 minar también el error de curso, de los micrómetros, fué 

 preciso hacer que los índices de éstos recorrieran todo el 

 espacio comprendido entre las rayas más cercanas de la gra- 

 duación, ocupando posiciones simétricas respecto de la 



