38 Humboldt. — Januar 1887. 
Man füllt die Röhre bis zur Füllmarke mit einer Pipette, 
ſchließt mit dem Glaspfropfen und dreht um 180°. Die 
zwiſchen der Flüſſigkeit und dem Glaspfropfen eingeſchloſſene 
Luft ſteigt nunmehr als Luftblaſe von unten nach oben, 
um ſo langſamer, je dickflüſſiger die Flüſſigkeit iſt. Die 
Zeit wird mit Hilfe einer Sekundenuhr beſtimmt. Ge⸗ 
hörige Reinhaltung des Apparates von Fett u. dergl. iſt 
natürlich zu beobachten. 1p 
Behandlung der Elektriſtermaſchine. Nur allzu 
häufig hört man Klagen über das mühſame Experimentieren 
mit den Generatoren der Reibungselektricität — der 
Elektriſier⸗ und Influenzmaſchine. Die Lehrer der Phyſik 
pflegen dieſem Teil ihres Gebiets faſt immer mit einer 
gewiſſen Unruhe entgegenzuſehen — wer weiß, ob die 
Apparate diesmal genügend funktionieren werden?! Ver⸗ 
faſſer hat ſich, namentlich in früheren Jahren, viel mit den 
einſchlägigen Verſuchen beſchäftigt, und glaubt ſich, ohne 
die erwähnten Unannehmlichkeiten verkennen zu wollen, 
eine gewiſſe Erfahrung angeeignet zu haben. 
Beim Ankauf neuer Generatoren ſollte man nur noch 
Electriſiermaſchinen mit Ebonitſcheiben wählen; der Er⸗ 
folg iſt ein überraſchender. Selbſtverſtändlich hat man darauf 
zu achten, daß man keine gegoſſenen oder aus Platten ge⸗ 
ſchnittenen Stücke erhält, welche ſich beim Temperaturwechſel 
zu ſehr werfen, ſondern es ſind lediglich die gepreßten Platten 
tauglich. Der Rand der Scheibe ſei wohl abgerundet und 
ebenfalls hoch poliert. Als relativ wirkſamſte Dimenſionen 
wird ſich ein Durchmeſſer von etwa 360 mm, eine Dicke 
von 5—6 mm empfehlen. Eine ſolche Scheibe iſt, wenn 
vor der oxydierenden Wirkung des Lichts geborgen, jahre⸗ 
lang unverändert empfindlich. Nach längerem Nichtgebrauch 
dürfte allerdings ein leichtes Abreiben mit etwas verdünn⸗ 
tem Petroleum ratſam ſein. Ein Gebrauch von feinem 
Schmirgelpapier zu dieſem Behufe, wie bisweilen empfohlen, 
iſt durchaus zu verwerfen. Das Amalgam iſt nach der 
Böttcherſchen Vorſchrift, jedoch mit einem geringen Zu⸗ 
ſatz von Talg, anzufertigen. Als Material für die Kiſſen 
iſt Papier am vorteilhafteſten; man kann dasſelbe in der 
bekannten amerikaniſchen Preſſung anwenden. Es nutzt 
ſich ſehr wenig ab und iſt der kräftigſte Erreger für Hart⸗ 
gummi. Statt der Winterſchen Aufſaugringe mit Nägeln 
empfiehlt ſich beſſer die entſprechende Vorrichtung der 
Leyſerſchen Maſchinen — ein halbkreisförmiges Meſſing⸗ 
ſtück, an der geraden Kante haarſcharf geſchliffen, an der 
gebogenen von einem Draht umwulſtet. Als Konduktor 
kann man ſich ſtatt der Meſſingkugeln auf Glasſtatif auch 
einer innen mit Zinnfolie bekleideten großen Glaskugel 
bedienen, getragen von einer mit dem Reibzeug in Ver⸗ 
bindung ſtehenden Metallſäule. Eine ſorgfältig ausgeführte 
Maſchine dieſer Art liefert 200 — 230 mm lange Funken. 
Will man den gewöhnlichen Elektriſiermaſchinen bei 
feuchter Luft zu Hilfe kommen, ſo wiſche man die Glas⸗ 
ſcheiben von Zeit zu Zeit mit heißer Watte ab und ſtelle 
auf beiden Seiten in einer Entfernung von 20 em je eine 
Aeolipile auf, deren Stichflamme nach dem Reiber zeigt. 
Was den Geſtellbau anlangt, ſo iſt es wünſchens⸗ 
wert, auch hier jede ſcharfe Kante zu meiden, alles mög⸗ 
lichſt rund herzuſtellen und ohne Verwendung von Metall- 
nägeln oder Schrauben. Die Stahlachſe ſollte mit Hart⸗ 
gummi umkleidet und dies ſowohl wie das geſamte 
Holzwerk hochgradig poliert werden. Die kurbeldrehende 
Hand könnte ſtets mit einem trocknen Lederhandſchuh be⸗ 
kleidet ſein, um die Berührung der immer etwas ſchwitzen⸗ 
den Finger zu vermeiden. 
Für Maſchinen mit Glasſcheiben erweiſt es ſich auch 
ſehr vorteilhaft, ftatt radialer Striche mit Fett auf letzteren 
lieber das Amalgam mit einer Kleinigkeit Vaſelin zu ver⸗ 
ſetzen. Die das Abſtrömen der Clektricität hindernden 
Taffetlappen, welche gar leicht niedergleiten oder reißen, 
können unbeſchadet durch Seidenzeug erſetzt werden, welches 
von einer feinen, etwas federnden Bambusrohrklaue an 
die Scheibe gepreßt wird. Die Achſenträger ſollen hoch, 
die Achſe ſelbſt lang ſein, damit die Scheibe ſich weder dem 
Grundbrett noch den Tragſäulen zu ſehr nähert. Die 
Rotation erfolge derartig, daß ſich die Scheibe — bei einer 
Stellung des Reibzeugs an der linken, der Saugplatten 
an der rechten Seite — im Sinne des Uhrzeigers drehe; 
daß alſo im Gegenſatz zu den gebräuchlichen Modellen die 
Taffet⸗ oder Seidenlappen den oberen Teil der Scheibe 
decken und der geriebene Teil ſomit ſtatt untenherum 
jetzt obenherum zu den Saugern gelangt. Die Seiden⸗ 
lappen können zur Unterſtützung der Iſolierfähigkeit von 
Zeit zu Zeit in einem Rahmen ſtraff geſpannt und mit 
Schellack gefirnißt werden. 
Zur Erzielung größerer Schlagweite bedient man ſich 
vorteilhaft der unverdienterweiſe nur ſehr ſporadiſch be⸗ 
kannten Vorrichtung nach Emsmann: 6—8 ineinander 
paſſende größere Reagiergläſer werden einerſeits mit 
Stanniol bekleidet; ein Metalldeckel mit Stiel zum Ein⸗ 
ſetzen in die Konduktorkugel verbindet die Belege. 
Ketten, wenn auch bisweilen geradezu unvermeidlich, 
ſind wegen des ſtarken Energieverluſtes möglichſt als Zwiſchen⸗ 
leiter zu verwerfen; einen mangelhaften Erſatz gewähren 
gut polierte, dünnwandige Meſſingröhren mit 3—4 Aus⸗ 
zügen und ſtarken runden Haken an den Enden. Ber 
Stanniolverbindungen find die Streifenränder ſtark zu 
firniſſen, da dieſe ſich bald löſen und Elektricität aus⸗ 
ſtrömen würden. 
Einen weſentlichen Faktor bildet auch bei Leitungen 
die allgemeine Iſolierung; wo man die Koſten aufwenden 
kann, ſollte man im Laboratorium einen Experimentier⸗ 
tijd) mit Glasplatte haben. Dieſelbe würde circa 2—3 em 
dick und vielleicht 2 m groß fein. Solche Platten erhält 
man aus der Siemensſchen Hartglasgießerei ziemlich 
wohlfeil; auch bei chemiſchen Verſuchen würde dieſer Tiſch 
gute Dienſte leiſten. 
Was nun das Kapitel der Influenzmaſchinen an⸗ 
langt, fo iſt deren Zahl ja heute Legion — wir verweiſen 
Intereſſenten auf das höchſt bedeutende Werk von Wallen⸗ 
tin (bet Hartleben in Wien) — für die Zwecke des Unter⸗ 
richts aber würde jedenfalls der von Voß modifizierten 
Holzſchen Maſchine der Vorzug zu geben ſein. Die einfache 
Holzſche Maſchine hat wegen ihrer Empfindlichkeit für 
feuchte Luft nicht ihren Platz in einem Schulkabinett. 
Wollte man jedoch eine ſolche anſchaffen, wegen der aller⸗ 
dings relativ größeren Spannung und Schlagweite gegen⸗ 
über den ſelbſterregenden Modellen, ſo wäre folgendes zu 
berückſichtigen: 
Man wähle die einfache Maſchine, mit nur einem 
Scheibenpaar, einer feſtſtehenden und einer rotierenden 
Scheibe. Die Modifikationen von Poggendorff und Kayſer, 
auf eine Vergrößerung der Scheibenzahl hinauslaufend, 
gewähren nach allgemeiner Erfahrung höchſtens 10% 
größere Schlagweite — der quantitative Zuwachs aber iſt 
für Schulverſuche unnötig. Auch die Maſchinen nach Bleck⸗ 
rode mit dünnen Ebonitplatten ſind zu verwerfen, da dieſe 
dünnen Platten ſich binnen kurzem werfen. Eine gut 
ausgeführte Maſchine nach Holz mit einer rotierenden Scheibe 
von 420 mm Durchmeſſer gibt unter günſtigen äußeren Ver⸗ 
hältniſſen bis 260mm lange Funken, namentlich wenn 
man auf die Elektrodenarme ſtatt der Kugeln einerſeits 
einen großen Hohlteller von etwa 120 mm Durchmeſſer, 
andererſeits eine mit Eiſenfeilſpänen gefüllte 200 g-Flaſche 
mit dem Halſe aufſchiebt. Die Entladungsfunken ſind 
dick und leuchtend, von heftigem Geräuſch begleitet. 
Verbindet man beide Konduktoren mit je einer Batterie 
von 4 Flaſchen, ſo erhält man bei einer Schlagweite von 
60mm Entladungsſchläge von dem Tone eines Flinten⸗ 
ſchuſſes ; 
Gegen die Einwirkungen der feuchten Luft ſchützt man 
die Maſchine nur unvollſtändig. Man kann ſie nach Fricks 
Vorſchlag in einen heizbaren Glaskaſten ſtellen — immer⸗ 
hin eine umſtändliche Sache. Der Verfaſſer ſah vor einigen 
Jahren in Frankfurt a. M. ein ſolches Modell, allerdings 
äußerſt praktiſch ausgeführt, aber enorm teuer — 650 M.! 
Die Maſchine ſtand in einem Glaskaſten auf eigenem Tiſche; 
getrieben ward ſie durch einen größeren elektriſchen Motor 
nach Siemens, welcher zugleich eine Saugpumpe in Be⸗ 
