Humboldt. — Juli 1887. 
Präparat dann drei Monate lang in einem finſtern Raume 
trocknen. Schließlich nimmt man den Sand heraus, trägt 
nötigenfalls noch einmal Firnis auf und nimmt die Aus⸗ 
ſtopfung vor. Bei zarten Objekten nimmt man gleich 
von vornherein ſtatt des Sandes Sägemehl von Kork; 
Sägeſpäne ziehen aus der Luft Feuchtigkeit an. Für die erſten 
Verſuche eignet ſich am beſten von den Schlangen Python 
Molurus, von den Fiſchen der Hecht. Hauptbedingung 
Oe. den guten Erfolg iſt, daß die Tiere e 15 
ind 
DVolymeter. Der unermüdliche Wilhelm Eanhrecht in 
Göttingen, welcher durch ſeine vortrefflichen meteorologiſchen 
Inſtrumente und namentlich durch die Hygrometer und deren 
Einführung in die Praxis ſich große Verdienſte erworben 
hat, lieferte vor kurzem unter dem Namen Polymeter ein 
neues Inſtrument, welches das größte Intereſſe erweckt. Es 
iſt eine Verbindung von Thermometer und Hygrometer, 
und als ſolche zu neuen und vielſeitigen Verwendungen 
geeignet. Das Thermometer beſitzt neben der gewöhnlichen 
Temperaturſkala eine Skala der Dunſtdruckmaxima “), das 
Hygrometer hat über der gewöhnlichen gleichteiligen Skala 
der Prozente der relativen Feuchtigkeit eine zweite, die der 
„Gradzahlen“. Dazu beſitzt das Hygrometer eine völlig 
neue Konſtruktion, welche den Eigenthümlichkeiten des 
Haares gerecht wird und einerſeits große Genauigkeit und 
Empfindlichkeit, andererſeits eine Unveränderlichkeit ver- 
bürgt, wie ſie bisher an Haarhygrometern nicht bekannt 
war. Die Ausdehnungen des in allen Lagen gerade ge— 
ſpannten präparierten Haarſtrangs werden nämlich mittels 
eines Krummzapfens übertragen, der ſich um eine den 
Zeiger tragende Achſe bewegt und den Haarſtrang, der in 
einiger Entfernung vom Drehpunkt an ihm befeſtigt iſt, 
nötigt, bei ſeinen Verlängerungen oder Verkürzungen einen 
Teil eines Kreisbogens zu beſchreiben. Der Krummzapfen 
iſt juſtierbar, indem die Befeſtigungsſtelle des Haarſtrangs 
in einem beweglichen Schlitten angebracht iſt und in dem— 
ſelben mittels zweier Schrauben in genau meßbarer Weiſe 
von der Zeigerachſe entfernt oder derſelben genähert werden 
kann, um die Ausgiebigkeit der Bewegung zu verringern 
oder zu vergrößern. Endlich iſt der Krummzapfen ſehr 
gering belaſtet, um erſtens die ſehr geringe Kraft des 
Haares möglichſt vollſtändig für die Steuerung des Zeigers 
auszubeuten, um zweitens die mechaniſche Zerrung des 
Haares zu vermeiden und endlich die Empfindlichkeit des— 
ſelben aufs höchſte zu ſteigern. Die Metallklemmen, in 
die das Haar an beiden Enden eingeklemmt iſt, bewegen 
ſich frei um ihre eigenen Achſen („Haarachſen“), fo daß 
bei jeder Bewegung des Krummzapfens jedes einzelne 
Haarteilchen beſtändig in derſelben Lagerung bleibt. Indem 
fo der hornartigen Beſchaffenheit des Haares Rechnung ge— 
tragen, jede Krümmung und Knickung des Haares ver— 
mieden iſt, werden federnde elaſtiſche Eigenbewegungen 
derſelben und damit eine wichtige Fehlerquelle aufgehoben. 
Ebenſo kann, da das Haar nirgends anliegt, deſſen Ber- 
dickung oder Verdünnung durch Feuchtigkeit reſp. Trocken⸗ 
heit keine Wirkung auf den Zeiger ausüben. Endlich iſt 
durch dieſe Befreiung des Haares, ſowie durch die geringe 
Belaſtung jeder Indexfehler ausgeſchloſſen. — Es iſt klar, daß 
dieſe Vorrichtungen die Veränderungen der Haarlänge durch 
die Luftfeuchtigkeit genau übertragen; leider entſprechen 
aber jene Veränderungen dem wirklichen Beſtand der 
Luft nur mit einer oft empfundenen, aber bisher niemals 
klar erkannten Ausnahme. Wenn nämlich das Haar an⸗ 
haltend großer Trockenheit ausgeſetzt iſt, ſo verlängert es 
ſich, und wenn es darauf raſch völliger Durchfeuchtung 
unterworfen wird, fo verkürzt es fic) vorübergehend über Ge— 
bühr. Um dieſen Fehler zu kompenſieren, vertauſcht Lamb⸗ 
recht einen Teil der Haarlänge durch einen in geeigneter 
Weiſe behandelten Seidenfaden, der die umgekehrten Eigen 
ſchaften hat. Da die Breite des Krummzapfens jeder Ver— 
größerung fähig iſt, ſo wird dadurch die Möglichkeit ge— 
boten, eine beliebige Anzahl paralleler Haarſtränge an der 
) Berechnet nach der Hann⸗Jelinekſchen Tafel der Spannkraft ge⸗ 
ſättigter Waſſerdämpfe. 
287 
Haarachſe anzubringen, ohne den Weg des Zeigers zu ver— 
ändern. Infolgedeſſen wird die Kraft des Inſtruments 
ſo weit erhöht, daß es in fehlerloſer Weiſe zum Selbſt— 
regiſtrieren oder zur Anwendung elektriſcher Kontakte einge— 
richtet werden kann. — Ueber der gleichteiligen, theoretiſch 
wie experimentell als exakt bewährten Prozentſkala des 
Polymeters befindet ſich eine zweite ungleichmäßige Teilung. 
Dieſelbe enthält die Differenzzahlen, die, von der Luft— 
temperatur abgezogen, den 
Taupunkt genau angeben, 
wenn die Lufttempera⸗ 
tur 10° ©. iſt, annähernd 
genau bei andern Tem⸗ 
peraturen, demnach für 
das gewöhnliche praktiſche 
Bedürfnis andere Hilfs— 
mittel entbehrlich machen. 
Größere Genauigkeit wird 
für alle Temperaturen er⸗ 
reicht bei Benutzung eines 
kleinen Querbalkens, den 
die Zeigerſpitze zwiſchen 
beiden Teilungen trägt und 
der nach einer einfachen 
Regel ſeitliche Viſierun⸗ 
gen ermöglicht. Bei einer 
Lufttemperatur von 10° K. 
benutzt man nämlich die 
Hauptſpitze in der Mitte, 
bei 20° die Zacke links 
und bei 0e die Zacke rechts. 
Bei andern Temperatu⸗ 
ren kann man leicht durch 
Abſchätzung das Richtige 
treffen. — Die Benutzung 
des Polymeters iſt eben- 
ſo einfach wie vielſeitig. e 0 87 
Die Skala der Dunſt⸗ Zw \hi 11775 ag 
druckmaxima gibt in mm NY 30 Je 80 60 % aay 
an, wie ſtark der Druck 
des Waſſerdampfes be 
der herrſchenden Tempe— 
ratur fein kann, wie ſtark 
er ſein würde, wenn die 
Luft bei dieſer Temperatur 
mit Waſſerdampf geſättigt 
wäre. Das Hygrometer gibt 
die Prozente der relativen 
Feuchtigkeit an und ſo⸗ 
mit berechnet ſich der wirk— 
lich vorhandene Dunſtdruck ſehr einfach. Beträgt z. B. 
das Dunſtdruckmaximum 23,5 mm, die relative Feuchtigkeit 
60%, jo iſt der wirkliche Dunſtdruck 23,5. 100 14, I mm. 
Da nun für jeden Millimeter Dunſtdruck faſt genau 19 Waſſer 
auf 1 ebm Luft kommt, ſo erfährt man auch ohne weiteres 
das Gewicht des in der Luft enthaltenen Waſſers und wenn 
man den berechneten Dunſtdruck auf der Skala der Dunſt⸗ 
druckmaxima aufſucht, ſo bezeichnet der gegenüberſtehende 
Temperaturgrad den Taupunkt. Leichter und annähernd 
genau findet man den Taupunkt, wie oben angegeben, 
mit Hilfe der erwähnten Gradzahlen. Das Inſtrument 
eignet ſich alſo vortrefflich für meteorologiſche und hygieniſche 
Zwecke, namentlich auch für die Aufſtellung von Wetter- 
prognoſen nach den von Troska angegebenen, hauptſächlich 
auf Beobachtung des Hygrometers gegründeten Regeln. 
In der einfachſten Weiſe und recht ſicher lieſt man vom 
Polymeter ab, ob ein Gewitter im Anzug iſt, ob Nacht- 
fröſte eintreten werden u. ſ. w. Man ermittelt mit Hilfe 
desſelben leicht, ob der Feuchtigkeitsgehalt der Zimmerluft 
den hygieniſchen Anforderungen entſpricht, und iſt dann 
imſtande, eine Korrektur eintreten zu laſſen, die für die 
Erhaltung unſerer Geſundheit viel wichtiger iſt als die 
Regelung der Temperatur. D. 
