134 кн. Б. голицынъ, способъ опредълешя показателя 



ВсЬ разсмотр-Ьиные зд^сь методы опред-Ёленая показателя преломлен1я, 

 въ приы'Ьнеши къ наблюден1ямъ вблизи критической точки, слишкомъ сложны 

 и затруднительны. Желательно им'Ьть какой-нибудь простой методъ, кото- 

 рый давалъ бы возможность скоро и просто сравнивать между собою 

 показатели пре.10м.1ген1я жидкости и ея насыщеннаго пара, т. е. иы^ть ме- 

 тодъ до н'Ькоторой степени диФФеренц1альный. Особенно большой точности 

 отъ метода требовать не надо, такъ какъ вблизи критической точки плот- 

 ности, какъ жидкости, такъ и ея насыщеннаго пара, изм-Ьняются чрезвы- 

 чайно быстро съ температурой; по этому, какъ мы увидиыъ дальше, если 

 ошибка въ онред'Ь.меыомъ показатсй преломления не превышаетъ н^сколь- 

 кихъ единицъ третьяго десятичнаго знака, критическая температура можетъ 

 быть опред'Ьлена съ точностью до н'Ьсколькихъ сотыхъ долей градуса, каковая 

 точность, если только вспомнить, какъ трудно въ Бастояш;ее время опред-Ь- 

 лен1е истинной критической температуры и какое разногласхе суш;ествуетъ 

 между числами, данными различными наб1юдате.1ями д.тя той-же самой 

 жидкости, сл'Ьдуетъ признать по меньшей м-Ьрй достаточной. 



Въ виду вышесказаннаго представ.гается возможпымъ воспользоваться 

 для данной ц'Ь.ш сл-Ьдующимъ методомъ наблюден1й. 



Испытуемая жидкость, освобожденная предварительно тщательно отъ 

 воздуха, заключается вм'Ьст^ съ ея насыщеннымъ паромъ въ простой, запа- 

 янной, толстостенной трубк-Ь съ достаточно широкимъ внутреннимъ д1аме- 

 троыъ, и этой трубкой пользуются, какъ простой ци.1индрической чечевицей. 

 Передъ такой чечевицей сл^дуетъ пом-Ьстить въ какомъ- нибудь разстоян1и 

 два б.11изкихъ пара.1лельныхъ штриха, нанесенныхъ на стеклянную пластинку 

 (въ частномъ случа'6 эти штрихи могутъ быть нанесены и на самую 

 внешнюю поверхность трубки) и, ном'Ьщая микроскопъ съ окулярнымъ ми- 

 крометромъ по ту сторону трубки, измерять разстоян1е менгду дМствитель- 

 нымъ или мнимымъ изображетемъ штриховъ на различныхъ высотахъ 

 трубки. Когда разстоян1е между штрихами будетъ ве.зд'Ь одинаково, можно 

 заключить, что плотности везд^ равны и этинъ способомъ очень скоро п 

 просто подм-бтить наступлен1е истинной критической температуры. 



Зная оптическая постоянньш этой цилиндрической системы, разстоян1е 

 штриховъ до центра трубки и отношенхе величины предмета къ величин'Ь 

 изображен:я, можно опред-йлить и показатель преломлен1я, какъ я'лдкости, 

 такъ и ея насыщеннаго пара въ абсолютной м'Ьр-Ь. 



Точность этихъ изм-Ёренхй зависитъ главнымъ образомъ отъ того, на- 

 сколько сама трубка съ заключенной въ ней жидкостью удовлетворяетъ 

 услов1ямъ настоящей оптической чечевицы. Не подлежитъ никакому сом- 

 Н'6н1ю, что если трубка приготовлена изъ хорошаго стекла и предвари- 

 тельно тщате.1ьно отш.тиФОвана, то можно но.тучить, если то-нько принять 



Фпз.-Ыат, стр. 86, 4 



