Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 97 
so gross, dass keine praktischen Beobachtungen mehr möglich sind; 
macht man die Quadrantenschachtel niedriger; so pendelt die auf hohes 
Potential geladene Nadel an die Wände; verlängert man die Nadel, 
so wird das Trägheitsmoment derselben gross, und kürzt man für 
feinste Fäden die Nadellänge, so reduziert man damit auch die wirk- 
samen Teile der Nadel, wodurch die Vorteile wieder aufgehoben 
werden. 
Will man also die geringe Richtkraft der von Heraeus herge- 
stellten Wollastonfäden von 3 u bis 7 u Dicke zu elektrometrischen 
Messungen mit Vorteil verwendbar machen, so muss man darnach 
trachten, gleichzeitig Schwingungsdauer und Dämpfung herabzusetzen 
durch solche Reduktion der Dimensionen der Nadel, dass dadurch wohl 
das Trägheitsmoment vermindert wird, die wirksamen Teile der Nadel 
selbst aber nicht reduziert werden. 
Fig.1.Nat.Gr. 
Fig. 2. Nat. Grösse. 
Dies ist bei dem neuen Instrument nun dadurch erreicht worden, 
dass man die wirksamen Teile des Systems, Nadelflügel und Quadranten 
vertikal gestellt hat, wie aus den Fig. 1 und 2 hervorgeht, wo Nadel 
und Quadranten in natürlicher Grösse skizziert sind. Diese Anordnung 
hat zugleich den Vorzug der übersichtlichen, raschen, gegenseitigen 
Orientierung von Nadel und Quadranten, wodurch die erste, grund- 
legende Einstellung des Instrumentes wirksam erleichtert wird. 
Die Dimensionen sind aus Fig. 3 ersichtlich und so gewählt, wie 
sie aus vielen Versuchen sich als die günstigsten erwiesen haben. 
Die Höhe der Quadranten beträgt 12 mm und der Spielraum der 
Nadel 3 mm. Die erreichbare Empfindlichkeit ist neben dem anleg- 
baren Hilfspotential und den Dimensionen des Aufhängefadens auch 
durch die Weite der Quadranten bestimmt. So sind beispielsweise 
für 3 mm Nadelspielraum höhere Empfindlichkeiten erreicht worden 
als für 4 mm weite Quadranten. 
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg.59. 1914. 
” 
4 
