98 Karl Mülly. 
Das Gestell, in welches die aktiven Teile des Instrumentes eim- 
gebaut sind, kann, wie.Figur 4 zeigt, äusserlich die Gestalt eines” 
gewöhnlichen Spiegelquadranten- oder Binanten- Elektrometers, z. B. 
des Dolezalek’schen, haben. 
Fig. 4. 
: Auf der Messingplatte M, Figur 4, des Gestells, die drehbar auf 
einem mit Fusschrauben FS versehenen Sockel So ruht, ist eine 
Ebonitscheibe E, Figur 2 und 4, eingesenkt. Auf derselben befindet 
sich der Bernsteinsockel B, Figur 4, mit den konzentrisch montierten 
Quadrantenpaaren Q, und Q,. Da, wo die Quadrantenschnitte in den 
Bernstein hineinreichen, ist dieser mit tiefen Nuten N, Figur 2, vel- 
