Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 99 
sehen, um die Oberflächenleitung auf ein Minimum herabzusetzen. 
Die Aufhänge- und Symmetriervorrichtungen sind auf den Trägern @ 
aufgebaut, welche hoch sind, damit man lange und kurze Fäden ver- 
wenden kann. 
O vermittelt die grobe, zentrische Einstellung zur Symmetrierung 
der Nadel, 7 der Tangentialtrieb, die Feinbewegung. Durch Lösen 
der Schraube ./ kann die Stange A gehoben oder gesenkt werden. 
Die Höheneinstellung der Nadel in den Quadranten-Hohlraum wird 
dadurch grob reguliert, während die Schraube S der feinen Einstel- 
lung dient. Die Klemmschraube X ist für die Zuleitung der Nadel- 
ladung bestimmt, doch ist bei den Elektrometern allerneuester Kon- 
struktion die Zuleitung zur Nadel von unten und innen her U, Fig. 
4, mit Erfolg versucht worden. Am Sockelring So sind drei, resp. 
vier Klemmen isoliert eingeschraubt, je eine für die beiden Quadran- 
tenpaare, die dritte, die Erdklemme, als leitende Verbindung mit 
dem Elektrometergehäuse und die vierte als Zuleitung zur Nadel. 
Der Metallmantel 7? schirmt die empfindlichen Elektrometerteile luft- 
dicht nach aussen ab, ist aber leicht abnehmbar. Die Oberflächen 
der nicht wirksamen Metallteile im Innern des Mantels (Träger etc.) 
sind geschwärzt. Das Fenster F' dient zur Beobachtung mit Spiegel 
und Skala, und was von grosser Wichtigkeit ist, zur richtigen Orien- 
tierung der Nadel mit Einsicht von aussen über den Quadranten- 
Querschnitten; es ist luftdicht eingesetzt. Da die sorgfältige Symme- 
trierung eine hervorragende Rolle spielt, so müssen die Fusschrauben 
FS so fein geschnitten sein, dass sie eine Verschiebung der Nadel 
innerhalb von 0,1 mm möglich machen. 
Von der 1906 angedeuteten Evakuationsmöglichkeit zur Reduk- 
tion der Dämpfung ist bei dem jetzigen Instrument abgesehen worden, 
weil die Vorteile durch Komplikationen in der Konstruktion und im 
Gebrauch aufgewogen würden. 
III. Herstellung und Funktion der wesentlichen Bestandteile. 
Ausschlaggebend für die Brauchbarkeit des Instrumentes ist die 
möglichst genaue Symmetrie von Quadranten und Nadel, weil infolge der 
Kleinheit der Dimensionen konstruktive Unregelmässigkeiten von 0,lmm 
schon bedeutenden Einfluss auf die Symmetrie der Ausschläge erhalten. 
Die Quadranten können entweder aus zylindrischen Rohrstücken 
hergestellt werden, oder dann dreht man sie mit Vorteil aus einem 
Messingzylinder aus. Sie werden vergoldet und auf dem Bernstein 
konzentrisch aufgeschraubt. Je zwei gegenüberliegende Quadranten- 
paare sind durch einen Silberdraht, Fig. 2 S, miteinander leitend ver- 
