Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 101 
und Schraubenmutter am 
Aufhängestiel fest zu- 
sammengeschraubt, wobei 
das Scheibchen 0, Fig. 8, 
das Verschieben, Mit- 
drehen oder Abbiegen der 
Rippen verhindert. Jetzt 
wird das Ganze erhitzt, 
damit die Flügel in ihrer 
zylindrischen Form sta- 
bilisiert werden. Ich habe 
noch andere Nadelformen 
konstruiert, wie Fig. 9, 
10 und 11 zeigen, und Fig. 8. Schematisch dargestellt. 
mit einer Form, Fig. 11, 
Empfindlichkeiten von 100000 bis 136000 Skalenteilen pro Volt 
vorübergehend erreicht. Fig. 13. 
Bei hohen Hilfsspannungen würde nun aber die leichte Nadel 
an die Quadranten angezogen und das Messen dadurch verunmöglicht. 
Fig. 11. 
€ Nat. Grösse. 
16) 
Fig. 10. Nat. Grösse, 
Als Schraubenmutter wird deshalb ein Silber- oder Platinklötzchen 
von 0,1 gr bis 0,2 gr Gewicht verwendet, das, ohne das Trägheits- 
moment der Nadel erheblich zu erhöhen, die wichtige Funktion hat, 
zu verhindern, dass nicht ganz symmetrische, elektrostatische Kräfte 
das Gehänge an die Quadrantenwände ziehen. Von der Grösse dieses 
Gewichtes, das die bewegliche Nadel in hohem Masse stabilisiert, 
hängt die Höhe des Nadelpotentiales ab, das man anlegen kann. Der 
Vergrösserung des Gewichtes wird aber durch die Tragkraft des 
Fadens eine Grenze gesetzt. Es ist nun gelungen, die Dispositionen 
