104 Karl Mülly. 
brauchbarer Empfindlichkeiten gelöst: Reduktion des Trägheits- 
momentes und der Dämpfung ohne Reduktion der elektrostatisch 
wirksamen Teile der Nadel. Die Angaben über Empfindlichkeit für 
das neue Instrument und das Quadranten-Elektrometer von Schultze 
beziehen sich auf die wichtigste Art der Verwendung, auf die 
Quadrantenschaltung, d. h. die Nadel auf hohem, ein Quadrantenpaar 
auf niedrigem Potential, die andern Quadranten am Gehäuse, geerdet. 
Wenn H. Schultze mit dem 15 u-Faden eine Empfindlichkeit von 
670 Skt. p. Volt erreicht, so hat er infolge der grossen Fadenlänge 
und des schweren Gewichts des Gehänges eine relativ grosse 
Schwingungsdauer, die ihm keine Steigerung in der Empfindlichkeit 
Re 
© 
= 
a 
=. 
| Empfindlichkeit in Skt. pro Volt, 
20 086040 60705 80 „„100 129 
Nadelladung in Voir 1000 60 
Fig. 12. 
erlaubt. Hoffmann sucht durch feinste Aufhängung und Kleinheit des 
Gehänges zu hohen Empfindlichkeiten zu gelangen, reduziert aber 
dadurch gerade die elektrostatisch wirksamen Teile der Nadel 
(36 mm? gegenüber 246 mm? des neuen Instrumentes), wodurch die 
Vorteile teilweise wieder aufgehoben werden. 
Mit dem neuen Instrument sind die Empfindlichkeiten für 3 4 
bis 7 u starke Fäden untersucht worden. Für den 5 «-Faden hat 
sich dabei die hohe Empfindlichkeit von 45,000 Skt. pro Volt ergeben 
bei 102 Volt Nadelladung, ®/ıooo Volt Quadrantenladung und einem 
Skalenabstand von 3m. Die Abhängigkeit der Empfindlichkeit vom 
Nadelpotential ist für den 5 «-Faden und der unter Fig. 8 skizzierten 
Nadel in Fig. 12, Kurve Ia, graphisch dargestellt. Die Kurve Ib 
