106 : Karl Mülly. 
Für die Nadel, Fig. 11, mit verlängerten Rippen endlich wurden 
die höchsten Empfindlichkeiten erreicht für einen 5,5 em langen 
5 u-Faden bei tiefster Stellung der Nadel in den Quadranten, siehe 
Kurve II, Fig. 13. Die Schwingungsdauer für die Empfindlichkeit, 
136000 Skalenteile pro Volt, war allerdings 3 Minuten. 
ie man beim Thomson’schen Quadranten-Elektrometer die 
Empfindlichkeit durch Verengern oder Erweitern der Quadranten 
variieren kann, so gestattet Zylind dranten-Elekt t 
1 
3 21400 
6850 
/ 92500 
21] 
oO 
5 i 73250 
on / “ 
% 62500 
a 
© ; | f 50500 
o 5 & / 
One ze 
je o = ; 
1350 
2175 
Se 6300 6550 
ri 
Fig. 13. 
durch Heben der Nadel aus dem Quadrantenhohlraum resp. Senken 
in denselben die Empfindlichkeit zu vermindern oder zu steige 
vorausgesetzt, dass die vertikalen Abmessungen des Fensters hoch 
genug gewählt werden. Kurve III, Fig. 13, stellt die Empfindlichkeits- 
steigerung für eine um einige mm aus den Quadranten herausgehobene 
Nadel dar. ee 
Hauptbedingung aber, zu hohen Empfindlichkeiten von 50000 
und darüber zu gelangen, ist neben der Symmetrie von Nadel und : 
Quadranten eine äusserst sorgfältige Orientierung. Bei geerdeten 
Quadranten sollte ein angelegtes Nadelpotential keinen Ausschlag 
