Eee a DE 
Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 107 
erzeugen. Praktisch lässt sich diese Forderung für kleine Hilfsladungen 
erreichen, aber schon bei mehreren Volt treten Ausschläge auf, so dass 
man zu der „Hallwachs’schen Justierung auf symmetrische Ausschläge“ 
Zuflucht nehmen muss. 
Störungen in der Stabilität der Ruhelage und Konstanz der 
Empfindlichkeit können vor allem aus durch Luftströmungen, Tem- 
peraturveränderungen, ungleiche Bestrahlung und "Beleuchtung hervor- 
gerufen werden. Es ist deshalb notwendig, dass der Schutzmantel R, 
Fig. 4, und das Fenster F luftdicht verschliessen. Bei hohen Empfindlich- 
keiten wurden diese Strahlungen durch mehrfache Einschachtelungen 
abgeschirmt. Das Instrument wurde in einen Kartonzylinder, der 
innen mit Filz ausgekleidet war, eingehüllt. Darüber war ein zur 
Erde abgeleiteter, aussen glänzender, innen geschwärzter Blechkasten 
gestülpt. Die Zuleitungen zum Elektrometer wurden gedichtet durch- 
geführt, um die Luftströmungen fernzuhalten. Das Elektrometer selbst 
war auf einen Dreifuss mit feinen Stellschrauben aufgesetzt, und die 
Tangentialschraube, zur Regulierung der Nadel so eingerichtet, dass 
das Instrument bequem ausserhalb der Schutzhüllen symmetriert 
werden konnte. So gelang es, tagelange Konstanz des Nullpunktes 
und der hohen Empfindlichkeiten zu erreichen. Wenn es sich nur um 
Empfindlichkeiten bis 10000 Skalenteile pro Volt handelt, kann man 
in geschützten Zimmern ohne Einschachtelungen mit Konstanz von 
Nullpunkt und Empfindlichkeit arbeiten. 
Von dem oft empfohlenen Trocknen des Elektrometers mit 
Natrium muss gänzlich abgeraten werden; denn es treten neue 
Störungen auf nach Einführung von Natrium, Nullpunktswanderungen, 
welche die Konstanz der Empfindlichkeit unangenehm beeinflussen. 
Das Arbeiten in gewöhnlicher Zimmerluft hat sich als das Vorteil- 
hafteste erwiesen). Störungen, die bei neuen Fäden eintreten, ver- 
schwinden von selbst, wenn die Fäden wochenlang ausgehängt und 
ausprobiert sind. Andere Störungen wurden gelegentlich entdeckt. 
So kann der als Isolator verwendete Bernstein durch die Bearbeitung 
elektrisch geworden sein, es kann auch die Masse, mit der die nicht 
aktiven Elektrometerteile des Innenraumes geschwärzt werden, sehr 
empfindlich stören, und endlich können Staubteilchen auf Nadel und 
Quadranten Oberflächenleitung bewirken. 
Die Konstanz der Empfindlichkeit hängt von der Konstanz der 
Nadelladung ab. Es muss daher die Ladebatterie?) vor Licht- und 
Wärmewirkung geschützt werden. Bei der zu den Versuchen be- 
!) Schultze. Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1908. S. 61. s 
?) Tätigkeitsbericht der Ph. T. R. Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 1908. S. 144. 
®) Als Ladebatterien können die Krügerschen verwendet werden. 
