108 Karl Mülly. 
nützten Ladebatterie genügte die Annäherung der Hand, um die 
Hilfsspannung zu variieren. Dieser Einfluss ist auf Wärmestrahlung a 
zurückzuführen. Die Zuleitungen zu den Messquadranten wurden 
durch mit Parafin ausgegossene Messingröhren geführt. 
Beim Arbeiten mit hohen Empfindlichkeiten erwiesen sich auch 
die gewöhnlichen Kommutatoren als ergiebige Störungsquellen, so dass 
solche mit sehr geringen Dimensionen und Kapazitäten hergestellt 
werden mussten. 
Von Bedeutung für das beschriebene Instrument ist ferner, dass 
sich mit demselben nicht nur 50 und weniger Millivolt messen lassen, 
sondern dadurch, dass man das Instrument in seiner Umkehrung 
verwendet, d.h. ein Quadrantenpaar erdet, das andere auf ein kon- 
stantes Potential, z. B. Y/ıooo Volt, auflädt. Legt man die zu 
messende Spannung an die Nadel, so ist es möglich, 1 bis 100 Volt zu 
messen. Der Messbereich des Instrumentes erstreckt sich somit über 
einen Bereich von ca. !/soooo Volt bis 100 Volt. Das Instrument wird 
bereits bei Arbeiten im Physikalischen Institut in dieser Umkehrung 
mit Erfolg verwendet. 
V. Analytische Formulierung der Empfindlichkeitskurve. 
Wenn beim Thomson’schen Quadranten-Elektrometer in Ab- 
weichung von der Maxwell’schen Formel 
e=0(-Q)|n 44%) 
die Empfindlichkeit mit zunehmendem Nadelpotential langsamer 
steigt, als der Proportionalität entspricht‘), ein Maximum annimmt, 
dann sinkt, steigt beim neuen Instrument, wie aus dem Charakter 
sämtlicher Eichkurven hervorgeht, die Empfindlichkeit, besonders 
von einem bestimmten Ausschlag an, rascher. Das wird dann, wenn 
man sich das Problem gestellt hat, mit relativ niedrigen Hilfs- 
spannungen grosse Empfindlichkeiten zu erreichen, nur angenehm sein. 
Nach Orlich?) und Hallwachs ?) gilt nun, wenn man die Kontakt- 
potentiale zwischen Quadranten und Nadel mitberücksichtigt und 
mit kommutierten Ausschlägen arbeitet für die Quadrantenschaltung 
or FE i 
(9 = 0, Q, = niedriges Potential, N = hoch geladen). 
)) a AN ra HUN +oN + 
1+DN: 
für Q, = konstant 
Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1903: 8.97. 
Annalen der Physik. Bd. 29. 1886. S. 1. 
