Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 111 
VI. Anwendungen. 
Verwendung des Elektrometers 
zur Messung induzierter elektromotorischer Kräfte 
in ungeschlossenen Leitern. 
Mit dem beschriebenen Instrument sind einige Messungen ausge- 
führt worden, die zum Teil mit den bisherigen Elektrometern, infolge 
der geringen Empfindlichkeit derselben, nicht möglich gewesen sind, 
und die in erster Linie die praktische Brauchbarkeit des neuen In- 
strumentes feststellen sollen. 
1. Es wurde mit einem Erdinduktor gewöhnlicher Konstruktion 
durch Vergleichung der Vertikal- und Horizontal-Intensität der erd- 
magnetischen Kraft die magnetische Inklination bestimmt, wobei das 
Elektrometer ballistische Verwendung fand. Diese elektrometrische 
Bestimmung empfiehlt sich da, wo starke lokale Störungen des mag- 
netischen Feldes die Verwendung geschlossener Stromkreise mit Gal- 
-vanometern ausschliessen. 
Die Empfindlichkeit betrug 33500 Skt. pro Volt. Dabei hat es 
die Meinung, dass Ruhelage und Empfindlichkeit während des meh- 
rere Stunden dauernden Versuches konstant blieben. Anordnung und 
Ausführung des Experimentes sind ähnlich wie bei der Bestimmung 
mit Galvanometer. Wird der Erdinduktor, dessen Achse horizontal 
gelegt und in den magnetischen Meridian orientiert ist, rasch um 
180° gedreht, so bewirkt die Aenderung des durch die Spulenfläche 
gehenden Induktionsflusses eine momentane Störung der elektrischen 
Verteilung im Spulendraht, eine elektrische Kraft, die das Elektro- 
meter durch einen Ausschlag misst. Diese Ausschläge sind entgegen- 
gesetzt gleich für Drehungen in entgegengesetztem Sinn. Für obige 
Empfindlichkeit hat sich ein Ausschlag von 10,06 mm ergeben. Stellt 
man die Spule vertikal, die Normale der Windungsebene in die Nord- 
Südrichtung, so tritt bei Drehung des Induktors um 180° wiederum 
ein ballistischer Ausschlag auf, etwa halb so gross wie bei der ersten 
Spulenlage, im Mittel 5,96 mm, für entgegengesetzte Drehungen ent- 
gegengesetzt gleich. Diese Ausschläge können beliebig grüsser er- 
halten werden durch Verwendung von 5000 und mehr Windungen 
eines dünnen Drahtes, da die elektrometrische Messung vom Wider- 
stand unabhängig ist. Das Verhältnis der durch die vertikale und 
horizontale Komponente der erdmagnetischen Kraft erzeugten Aus- 
'schläge ist gleich der Tangente der Inklination. Diese wurde zu 
61° 40’ 43” gefunden, einem Wert, der mit solchen auf andere Weise 
gefundenen übereinstimmt. . 
