a in it al ni nl al nr ua) Loader na a en 
ih nn a Fine; 
Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 113 
Wird das Magnetfeld durch einen Strom von 10 Ampere erregt, so 
bewirkt der Schiebungsstrom durch eine Eisendrahtspirale von 10 mm 
Drahtquerschnitt und 25 cm Spiralenlänge bei der genannten Empfind- 
lichkeit einen Ausschlag am Elektrometer von 8 Skt., während eine 
andere Spirale von 20 mm Drahtquerschnitt 15,2 Skt. Ausschlag er- 
zeugt. Die Untersuchungen sind an mehreren Eisendrahtspiralen aus- 
geführt worden, wie aus Fig. 15 hervorgeht, wo Kurve I das Verhalten 
der elektrischen Kraft für eine Eisenspirale (aus dem besten schwe- 
.dischen, weichen Eisen hergestellt) von 9 mm Dicke und 21 Windungen 
darstellt; Kurve II gilt für eine solche von 15 mm Dicke mit 15 
Windungen und Kurve III ist durch eine 4 mm dicke Eisendraht- 
spirale erhalten worden (11 em lang, 18 Windungen). 
Aus den vorläufigen Resultaten geht hervor, dass die durch die 
Induktion im Innern der Eisendrahtspirale im Leiter erregte elektrische 
ac Curve 2 
'w or 
Di EN erg 
a re 
© Curve 1 
TER % “ WER, 
1,80 3 4 5 6 87 8 85 
Ampere 
Fig. 16. 
Kraft im weiten Messbereich, Kurve I, Fig. 16, annähernd proportional 
ist dem Durchmesser des Spiralendrahtes, Tabelle V, und der magneti- 
sierenden Kraft, Fig. 16, wo in Kurve 2 der magnetische Kraft- 
fluss durch die mittlere Windung mit Hilfe einer Probespule von 
40 Windungen galvanometrisch gemessen wurde. 
Tabelle V. 
Spirale ?. 2. 8. 4. 5. 6. 
Ampere . . - 4 4 4 4 4 4 
Durchmesser .| 44mm 83mm 9 mm 10 mm 15 mm 20 mm, 
—n 25 000 25 000 25 000 25000 | 25000 
Ausse nn i 3,3 4,5 5,1 5,6 8,6 11,13 
Länge. . i1lcm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 
Windungszahl . 18 22 21 19 15 11 
V ierteljahrsschrift d. Naturf, Ges. Zürich. Jahrg. 59. 1914. 
