Ein Quadranten-Elektrometer von hoher Empfindlichkeit. 115 
Ein offener Leiter in Stabform Z, und L,, 
Fig. 18, bewegt sich mit konstanter Winkel- Gehe 
digkeit in einem ringförmigen magnetischen Felde, 
‚das durch einen zylinderförmigen Elektromagneten M 
im Innern einer dickwandigen Eisenröhre E erzeugt 
wird, so dass die Kraftlinien im Hohlraum radial 
verlaufen. Der Leiter ist mit einem Quadrantenpaar 
des Elektrometers verbunden, die Nadel liegt an Erde, 
das andere Quadrantenpaar ist mit ?/ıo Volt geladen. 
Wird durch den primären Strom das Magnetfeld 
geändert, so ändert sich auch die im offenen Leiter induzierte 
elektromotorische Kraft, wie aus der Kurve I von Fig. 19 hervorgeht. 
4. Kurve II und III, Fig. 19, stellen die magnetische Induktion 
in einem andern offenen Leiter (Induktorium am Elektrometer) und 
ihre Abhängigkeit von der Entfernung zwischen Elektromagnet und 
Fig. 18. 
1000000 ohm 
+ 
Elektrometer 
(A 
ls voir, 
DaulT 
100 Volr 
Fig. 20. 
Induktorium dar. Fig. 20. Kurve II, Fig. 19, gilt für Stellung 2, 
Kurve III, Fig. 19, für Stellung 1 in derselben Entfernung vom 
Elektromagneten. Mit einem grössern Induktorium und stärkern 
Elektromagneten kann man bis auf mehrere Meter in der für das 
Experiment günstigeren Stellung 2 des Induktoriums die elektrische 
Kraft direkt messen. 
5. Mit einer Elektrometer-Empfindlichkeit von 21500 Skt. pro 
Volt wurde endlich ein Thermoelement, Kupfer-Konstantan, zwischen 
— 15° und —+ 344° geeicht. Der fast lineare Verlauf zwischen 
Temperaturdifferenz und elektromotorischer Kraft ist in Fig. 21, 
Kurve Ia, dargestellt. Kurve Ib gibt direkt die den einzelnen 
Temperaturdifferenzen entsprechenden Millivolt an. In den Kurven 
IIa und Ilb ist die thermoelektrische Kraft mit Galvanometer und 
Elektrometer nebeneinander gemessen graphisch dargestellt. Gal- 
vanometer-Empfindlichkeit 4,7 -10”"%, Elektrometer-Empfindlichkeit 
0,205 - 10°. Durch Multiplikation der Kurve IIb mit dem Faktor 4,633 
geht sie in die Kurve Ha über. 
