Die 
obere Elektrode des 
120 Arnold Liebert. 
Wie aus dem Schaltungsschema ersichtlich, ist die Platte P, des 
Messgefässes mit der Hochspannungsbatterie B,, die Platte P, mit 
dem einen Quadrantenpaar Q, eines Dolezalek-Elektrometers und dem 
Bronsonwiderstand Br verbunden. Das andere Quadrantenpaar Q, 
blieb stets geerdet. Mittelst des Umschalters U, konnte man das 
Messgefäss abschalten und — je nach Bedarf — für Eichzwecke eine 
Kapazität C dem Elektrometer zuschalten. Die Umschalter DO, und 
U, wurden zur Eichung des Elektrometers und des Bronsonwider- 
standes benutzt. Die Elektrometerempfindlichkeit konnte durch 
gefäss sich befand, war mit einer Geryk-Ölluftpumpe und einem 
Hg-Manometer verbunden. 
Eines der verwendeten, mit weissem Siegellack luftdieht ge- 
kitteten Ionisierungsgefässe ist in Fig. 2 im Schnitt gezeichnet. 
Der innere Durchmesser des Messingzylinders M betrug 5,2 em. Die 
Elektroden P, und P, waren hier polierte Messingscheiben von 3 cm 
Durchmesser, deren Ab- | 
stand 1,0 cm betrug; 
P, war von einem Schutz- Smi/t 5 
ring umgeben. Die Iso- 
lation bestand aus Ebo- 
nitpropfen E, und E,, 
welche auf Hochglan 
poliert waren. — Di 
Bronsonwiderstandes be- 
stand aus einer Halb- 
kugel von 4 cm Radius; 
die untere aus einer Messingplatte, auf welche mehrere Polonium- 
präparate gelegt waren. Beide Elektroden befanden sich in einem 
geerdeten Messingkasten. Zur Isolierung der Leitungen wurde 
Paraffin, Schwefel und weisser Siegellack verwendet. Elektro- 
meter und Zuleitungen befanden sich in geerdeten Hüllen. Zur Ver- 
fügung stand eine Hoch p ngs-Akl latorenbatterie (bezogen 
von F. Klingelfuss, Basel) von insgesamt 1920 Volt. Die Polonium- 
präparate waren von Buchler & Co. in Braunschweig bezogen 
W und W, waren Sicherheitswiderstände. Der Akkumulator B; 
und der Abzweigwiderstand W dienten zu Eichzwecken. — Es wurde 
eine objektive Skalenablesung mittelst Nernststift und Linse an 
gewendet. ee 
Fig. 2. 
