Über die Ionisierungsstromkurven der «-Strahlen. 125 
Beseitigung der Nebenströme und damit der Anomalie ergeben würde. 
Dies war auch tatsächlich der Fall, wie die in Fig. 5 angeführten 
Kurven zeigen. Diese Kurven sind aufgenommen für zwei Magnesium- 
platten-Elektroden, wobei (ähnlich wie in Fig. 2) die eine von einem 
Schutzring umgeben war. Die Kurven, die für Luft von 5 mm-Druck 
aufgenommen sind, zeigen, dass die Anomalie in beiden Zweigen der 
Ionisierungskurven auftreten kann, je nach der an den Schutzring 
angelegten Spannung. Variiert man diese Spannung z. B. konti- 
nuierlich, so nimmt die Anomalie allmählich ab, um bei einer be- 
stimmten Spannung ganz zu verschwinden. Überschreitet man diese 
Spannung, so tritt die Anomalie im andern Zweig der Kurve mit 
steigender Intensität hervor. 
Sehutzring: \— 4Voir 
7 
am 
i 
f 
' 
' 
Volt 100 80 
am Schutzeing: +4 Volt 
nn 
Fig. 6. Luft, 400 mm Hg. Elektroden: 2 Platten; Abstand = 1,0 cm. 
Fig. 6 sei noch angeführt, um zu zeigen, dass auch Kurven, die 
zunächst normal verlaufen, durch Aufladung des Schutzringes künst- 
lich verzerrt werden können. Die beobachtete Anomalie kann so 
selbst bei Luft von Atmosphärendruck noch erzeugt werden. 
Auf Grund dieser Versuche lässt sich sagen, dass in Schutzring- 
kondensatoren gemessene lonisierungsströme durch störende Neben- 
ströme beeinflusst werden können, und zwar bei kleinen Gasdrucken 
stärker als bei grösseren. Will man daher von diesen Störungen 
frei sein, so müssen entweder die kontaktpotentiale vermieden werden, 
oder das Ionisierungsgefäss muss so konstruiert sein, dass überhaupt 
keine störenden Nebenströme fliessen können. Es wurde für die im 
folgenden mitgeteilten Versuche der letztere Weg ‚eingeschlagen. 
