_ 2 — 



Modification de V appareil d'Arago pour éliminer l'influence de 

 la condensation des gaz sur les parois, par M. A. Cornu. 



On a accordé aux parois des vases qui contiennent les gaz 

 une influence assez considérable, puisqu'on a été jusqu'à 

 leur attribuer les perturbations de la loi de Mariotte : il est 

 peu de cas où l'on puisse éliminer cette influence. Voici 

 une disposition expérimentale qui remplit cette condition. 



Ce sont les tubes d'Arago traversés par les deux rayons 

 qui interfèrent, et qui donnent naissance aux franges dont 

 on mesure les déplacements. Les tubes sont fermés par deux 

 glaces parallèles : on objecte qu'il y a condensation des gaz 

 sur leurs parois intérieures, condensation variable avec la 

 pression, de sorte que la différence de marche des rayons 

 se trouve produite non-seulement par le passage à travers 

 les deux colonnes de gaz, mais par les couches gazeuses con- 

 densées inégalement sur les deux lames. 



On rend cet appareil indépendant de cette cause d'erreur 

 en interposant sur le trajet des deux faisceaux un second 

 système de deux tubes, analogues au premier, mais de lon- 

 gueur beaucoup moindre : la communication entre eux est 

 croisée; le petit tube de gauche, par exemple, communique 

 avec le grand tube de droite , et réciproquement. 



Il n'est pas difficile alors de voir que l'effet optique est pro- 

 duit par la différence des longueurs de tube, et que l'in- 

 fluence des parois est complètement éliminée. 



Cette disposition élimine aussi les perturbations qui pro- 

 viennent de l'inégalité de température aux extrémités des 

 tubes, quand on opère sans envelopper complètement l'ap- 

 pareil dans un bain. 



Ainsi disposés; les tubes d'Arago, fonctionnant avec le dis- 

 positif de M. Jamin pour la production des franges, peuvent 

 facilement montrer l'augmentation de l'indice de réfraction 

 de l'air et de l'acide carbonique avec la pression même dans 

 l'intervalle très-restreint d'une atmosphère. Je ne suis pas 

 encore parvenu à obtenir des résultats très-précis avec l'hy- 

 drogène, à cause des difficultés que présente la fermeture 



