— 5 — 



puisqu'il est de nature minérale; d'ailleurs son clivage 

 facile permet d'avoir des lames aussi minces qu'une feuille 

 de papier. 



L'administration des lignes télégraphiques placera bientôt 

 un certain nombre de ces parafoudres à lame de mica dans 

 les localités qui sont le plus souvent trappées par la foudre. 

 L'expérience démontrera si réellement la modification pro- 

 posée par M. Guillemin donne les bons résultats qu'on est 

 en droit d'espérer. 



De remploi des prismes de Nicol dans les mesures précises 

 de polarisation, par M. Cornu. 



Lorsqu'on se sert de prismes de Nicol comme polariseurs 

 ou analyseurs dans les mesures précises d'optique, on peut 

 constater une anomalie assez étrange au premier abord : 

 les azimuts d'extinction n'ont pas lieu à 188° de distance 

 exactement; l'erreur peut s'élever à plusieurs dizaines de 

 minutes. 



Cette erreur devrait faire renoncer à l'usage des prismes 

 de Nicol, si l'on n'en pouvait découvrir la cause, l'atténuer, 

 puis l'éliminer. 



L'anomalie que je viens de citer m'a longtemps arrêté : 

 mais j'ai fini par en trouver l'explication que voici. 



L'axe de rotation du prisme ou plutôt de l'alidade sur le- 

 quel le prisme est porté ne coïncide pas avec le plan de la 

 section principale : dès lors le rayon qui traverse suit des 

 chemins différents dans le prisme suivant l'azimut, et la pola- 

 risation qu'il éprouve n'est pas parallèle au plan de symé- 

 trie optique du cristal. 



Lorsque les traces d'entrée et de sortie du prisme sont 

 bien parallèles, on peut par tâtonnements arriver à le ré- 

 gler; en général; l'erreur ne sera qu'atténuée, mais non 

 annnlée. On l'élimine en procédant par observations croi- 

 sées. En effet, il est facile de démontrer par un calcul très- 



