37 
neue Formel für die Vergrösserung zu entwickeln. Er bezeichnet mit 
a die Brennweite des Oculars 
b „ 2 „ Objectives (Glas oder System) 
cl, r „ Collectivs 
d die deutliche Sehweite 
e die Entfernung des Oculars vom Objectiv 
5 m die Entfernung des Oculars vom Collectiv aber nimmt er 
a C 
3 an, was meistens zutreffen soll. Der Verf. findet auf mehr- 
fachem Wege für die Vergrösserung die Formel: 
3(e—a—b) |2c(a+d)—3a2) +c|12a-+c (a + d)] 
9 abe 
Die Berechnung einiger Microscope nach dieser Formel gab angenä- 
hert richtige Zahlenwerthe. Vgl. das folgende Referat! — (Pogg. Ann. 
CXXV1l, 455—461.) Schbg. 
F. Place, zur Berechnung der Microscop- Vergrös- 
serung. — Place berichtigt die Behauptung Arndts, dass die Theo- 
rie der Vergrösserung noch nicht genau entwickelt sei, durch Hin- 
weis auf „das Microscop von Nägeli und Schwedener‘; er weist ihm 
ferner einige Ungenauigkeiten nach und giebt schliesslich eine schon 
früher von ihm ausführlich veröffentlichte Entwickelung kurz wieder; 
dieselbe führt zu folgendem Werthe der Vergrösserung 
n n (a—k b— 3—c 
lee 
In diesem Ausdruck bedeutet 
a die Brennweite der Ocular-Linse, 
B°,, = „ Collectiv-Linse, 
On " „ Objectiv-Linse (resp. System.) 
m die Normalsehweite (250 Millimeter), 
p die persönliche Sehweite des Beobachters, 
k die Distanz des optischen Centrums des Oculars vom Auge,*) 
ferner ist 
d die Entfernung des Oculars vom Collectiv, **) 
em, ss „ Collectiv vom Objectiv, 
SR; ss „ Objectivs von dem durch dasselbe er- 
zeugten Bilde, 
en ;“ „ Collectivs von dem durch dasselbe in Ge- 
meinschaft mit den Ocular erzeugten Bilde, 
es ist demnach ed PR), 
a+(p—k) 
und z=e-+ en 
— (Pogg. Ann. OXXVll. 560-660.) Schbg. 
C.Bohn, Studie über die Absorption der Wärme- und 
Licht-Strahlen. — Die Absorption des Lichtes in einer Platte 
*) Arndt setzt diese Distanz fälschlich gleich Null, Satc 
**) Diese Entfernung beträgt durchaus nicht immer 
Arndt unvortheilhafter Weise annimmt. 
‚wie 
