46o SULLA MISURA DELl'aMPLIFICAZIONE NEGLI STRUMENTI OTTICI, ECC. 



Per intendere come esso possa servire comodamente e sicuramente a 

 quest uso, basta rammentarsi che per ogni distanza dell'oggetto guardato 

 dallo stromento, il micrometro oculare deve essere portato in una 

 posizione determinata, affinchè esso e l' imagine dell'oggetto si trovino 

 in un medesimo piano , e siano veduti simultaneamente colla massima 

 precisione possibile. Un piccolo spostamento dell'oggetto facendo avan- 

 zare o retrocedere l'imagine rispetto al piano del micrometro, l'oculare 

 mostrerà subito in essa una certa confusione, la quale dirà non esser 

 quello il punto preciso che conviene al micrometro per quella tal po- 

 sizione dell'oggetto. 



Suppongasi dunque una scala sull'avorio o sul vetro, divisa in mil- 

 limetri, per esempio, o in mezzi millimetri, o in decimi di millimetro, 

 e collocata davanti al Megametro; e s'immagini d'aver dato dapprima 

 allo strumento tutta la lunghezza che può assumere cóli' avvitare l'uno 

 all'altro i tubi che lo costituiscono. Accostando o allontanando la scala 

 che serve di mira, si procuri di trovare il luogo, di dove essa appare 

 distintissima nel piano focale dell'oculare. Si misuri allora l'intervallo 

 che separa la mira dall'obbiettivo del Megametro e si noti la distanza 

 misurata , poi si noti ancora la posizione attuale dello zero del nonio 

 sulle divisioni del tubo scorrente; è chiaro che ogni qual volta contem- 

 plando un oggetto, per averne una imagine distinta dovrassi rimettere 

 Io strumento nelle stesse condizioni di lunghezza, quell'oggetto si troverà 

 precisamente lontano dall'obbiettivo della distanza notata in codesta 

 prima osservazione. Si guardi poi nello stesso tempo quante divisioni del 

 micrometro oculare abbraccino una divisione della scala obbiettiva, cioè 

 1 millimetro, i decimo, i centesimo di millimetro ecc. , e si noti pure 

 codesto numero, dal quale verrà data immediatamente la grandezza in 

 imita metriche dell'oggetto osservato , solo che si contino le parti del 

 micrometro oculare occupate dalla sua imagine. Allontanato poi l'oggetto 

 dal Megametro di i millimetro, di un centimetro o di tale altra quantità 

 che più parrà conveniente, a seconda della sensibilità dell'obbiettivo e 

 dell'oculare , si rifaccia per questa nuova posizione della mira ciò che 

 si fece per la prima, si notino cioè la sua distanza, la posizione dello 

 zero del nonio e le parti del micrometro oculare corrispondenti ad 

 I millimetro, per es. delle divisioni obbiettive. Procedendo così, di mil- 

 limetro in millimetro per le piccole distanze, di centimetro in centimetro, 

 o di decimetro in decimetro per le maggiori, si costruisca una tavola a 



