467 



DI UN BAROMETRO AD ARIA 



OD 



AERIPSOMETRO 



PER LA MISURA DELLE PICCOLE ALTEZZE 

 «aiiBERTO GOTI 



Memoria Ulta ed approvata nell'adunanza del 30 marzo JSó.t. 



il Termometro di Drebbel può facilmente convertirsi in Barometro 

 mantenendo costante la temperatura del gaz in esso racchiuso sotto 

 una data pi^essione , e misurando o le variazioni di volume del gaz , 

 o l'altezza della colonna lic[uida che vale a serbare invariato il suo 

 volume prinìitivo. In quasi tutti i trattati d'Ipsoiiietria trovasi indicato 

 l'uso di siffatto stromento , al quale si è dato il nome di Barometro 

 svizzero; soltanto il Barometro svizzero dei trattati non riconduce al 

 volume primitivo il gaz in esso racchiuso , né lo 'lascia dilatarsi libera- 

 mente, e però esige correzioni che non sempre riescono esatte e viziano 

 talvolta considerevolmente i risultati delle osservazioni. 



Si può invece ottenere uno stromento assai migliore, combinandone 

 le varie parti in un modo analogo a quello , secondo cui si trovano 

 disposte nell'appai'ecchio di Regnault per la misui'a del coefficiente di 

 espansione dei gaz , apparecchio che diventa cosi un vero Barometro. 



Codesto Barometro , destinato specialmente alla misura delle piccole 

 differenze di livello, e che potrebbe chiamarsi Aeripsometro , le altezze 

 venendo misurate con esso per le variazioni di forza elastica dell'aria 

 contenutavi, componesi d'un serbatoio o recipiente di vetro o di 

 altra materia, cilindrico, sferico, o altrimenti foggiato, chiuso da per 

 tutto fuorché in un punto di dove si prolunga con vm tubetto sottile, che 

 alzandosi verticalmente termina in una chiavetta (?'obineito) a tenuta 

 d'aria. Un po' al disotto della chiavelti s' innesta nel primo tubicino 



