^G8 DI UN BAROMETRO AD ARIA ^ ECC. 



verticale un tubetto orizzontale che dopo breve tratto ripiegasi in giù 

 verticalmente e sbocca in un tubo piiì largo piegato ad U. Il tubo 

 ad U presenta due rami, quel primo cioè nel quale ha sfogo il tubetto, 

 ed un secondo parallelo al primo molto piìi lungo (lungo da 5o a 60 

 centimetri almeno) e aperto liberamente alla sua parte superiore. In 

 questo secondo ramo del largo tubo si muove in su e in giù un cilindro 

 massiccio {Tujfaioio) di diametro più piccolo del diametro interno del 

 tubo, e che si può arrestare là dove più convenga. Nella ripiegatura 

 orizzontale del tubo ad U è adattata una chiavetta che può inter- 

 rompere la comunicazione fra i due rami del tubo, lasciarla libera, 



permettere l'uscita del liquido dall'un ramo o dall'altro a volontà. 



1 due rami del tubo ad U s'appoggiano contro una tavoletta, nella quale 

 è incastrata una divisione metrica presso il ramo lungo ed aperto. 

 Contro ad essa si può far correre un indice che tiri seco un nonio 

 destinato a frazionare i millimetri. La tavoletta e i tubi son messi ver- 

 ticali mediante un piede a viti e un livello. Il piccolo tubetto che partito 

 dal serbatoio sbocca nel braccio corto del tubo ad U, porta un tratto 

 orizzontale, inciso coU'acido fluoridrico o col diamante, in un punto 

 che corrisponde allo zero della scala metrica vicina. 



Costruito cos'i lo stromento, ecco in qual modo s'adopera. Chiudesi 

 il serbatoio in un vaso di metallo brunito, o di legno o d'altra sostanza 

 che conduca male , poco irradii , e poco assorba il calore. Nel vaso 

 si pone ghiaccio pesto , od accjua , la cui tempei'atura si procuri di 

 mantenere invariabile , o calugine o cotone che si oppongano alle 

 rapide variazioni di calore del serbatoio. Il ghiaccio che va fondendosi 

 è però sempre da preferirsi alle altre inaterie per la maggiore costanza 

 della sua temperatura. Conviene proteggere dal riscaldamento o dalla 

 refrigerazione anche la maggior parte del tubetto che va dal serbatoio 

 al tubo ad U, affinchè la porzione dello stromento che più si risenti- 

 rebbe delle variazioni termiche si trovi al coperto da esse. Aperta la 

 chiavetta che chiude il tubicino del serbatoio, si versi allora dell'acqua 

 colorata nel tubo lungo ed aperto, cosicché il liquido, equilibrandosi 

 nel tubo ad U, giunga sino al tratto segnato sul tubetto sottile. La 

 chiavetta alla parte inferiore del tubo ad U permette di ottenere questo 

 risultato con moltissima accuratezza, dando modo di far uscire a goccia 

 a goccia l'acqua che si fosse versata dapprima in troppa quantità nel 

 lungo tubo. 



