/^ro \ DI UN BAROMETRO AD ARIA, ECC. 



di altrettanto minori gli errori possibili nella stima di tali variazioni 

 di fronte a quelli che si possono commettere coi Barometri ordinarii. 



Nelle applicazioni del Barometro alla Ipsometria Terrore di un 

 decimo di millimetro nella misura delle pressioni può riescire gravis- 

 simo quando si tratti di piccole differenze di livello (se la pressione è 

 prossima a '^60""" e la temperatvu'a eguale a 0°, i mill. di variazione nel 

 Barometro corrisponde a i o"', 5 circa di cambiamento d'altezza ; se la 

 pressione fosse di SSo"'" e la temperatura di 0°, i mill. di mercurio 

 corrisponderebbe a pivi di 24 metri). U Aeripsometro invece^ il quale per 

 o, I di millimetro del Barometro a mercurio dà una variazione assai 

 maggiore ed eguale a 1"'", 36, quantità che si può misurare comoda- 

 niente sulla scala dello stromento, permette quasi di contare svu cente- 

 simi del millimetro che si convertono in settimi o poco meno. Supposto 

 il Barometro a 'y6o""", se lo si innalzi d'un metro, s'avrà quindi un 

 abbassamento nel mercurio di o""", og e nell' Ipsometro aeridrico un 

 sollevamento di i""", 22. Se il Barometro fosse a 'y4i""" (Torino, media), 

 un metro d'altezza darebbe o""",o93 di variazione pel mercurio, i """', 26 

 per ripsomelro ad acqua. 



Tolto quindi al Barometro svizzero il difetto gravissimo che gli veniva 

 dalla variabilità simultanea di volume e di tensione del gaz contenutovi, 

 e ridottolo un esatto misuratore della elasticità dei gaz , parrai che si 

 possa utilmente adoprarlo nelle livellazioni o nelle altimetrie che non tra- 

 scendano i 100 metri, ed anco i 1000 metri, ricorrendo ad un ottimo 

 Barometro a mercurio per conoscere la pressione nel punto di partenza. 



È inutile avvertire, che bisogna sempre avere accanto aìV Jeripsometro 

 un termometro sensibilissimo che misuri la temperatura dell'aria circo- 

 stante , come se si operasse col Barometro ordinario. 



Non sarebbe però alfatto impossibile di valersi d'un Aeripsometro 

 anche senza il confronto del Barometro a mercurio , purché si volesse 

 far uso pel calcolo, non della formola di Halley completata da Laplace, 

 ma di quella di Sir George Shuckbdrgh Evelyn, dimostrata da Leslie, 

 da RoBisoN e da M. Babinet, la quale si riduce semplicemente ad 



X=i5q86-",3.^^--^'- t-HO,ooi8(^-»-^,) , 



dove X è la differenza di livello cercata, h l'altezza barometrica alla 

 prima stazione, //^ quella dell'altra stazione (tutte e due corrette e 



