PER G. COVI. 4? I 



ridotte alla stessa temperatura) e t e t^ sono le temperature delFaria 

 corrispondentL alle pressioni h ed h^ . Si può anzi senza tema di gravi 

 errori scrivere più semplicemente la formola così: 



X=i6ooo"'.^ -J.i-f-^ U] . 



h-^h, loco j 



Se coW jderipsometro si parta da una stazione inferiore dove si pre- 

 parò lo strumento senza conoscerne la pressione ^ e si salga ad un'al- 

 tezza X nota, di io, di 20 o di più metri, si otterrà una variazione 

 di pressione eguale a K=zh — h^ (riducendo la colonna d'acqua a 

 colonna equivalente di mercurio). Dal valore trovato K e dalla formula 

 di Shuckburgh si dedurrà facilmente: 



jf ( J 



A=:^-l8ooo"-i-o,5X-i-i6(i-Hf^)> • 



Si troverà cioè l'altezza del Barometro nel punto di dove si partì, 

 e quindi la distanza verticale di tutti gli altri punti successivi dove si 

 volesse portare lo strumento, e pei quali si avessero delle variazioni K^ , 

 poiché si otterrebbe in tal caso: 



32ff^(5oo-+-(^+i!j) 



'"" lh::^K^ '~ ■ 



\à Aeripsoinetvo può essere ridotto sotto forme assai più ct.mode pel 

 trasporto, che non siano quelle poc'anzi descritte, e si può ancora in- 

 grandirne la sensibilità col sostituire all'acqua l'alcool o l'etere, tenendo 

 però conto in ogni caso della tensione dei vapori alla temperatura 

 del serbatoio, e della dilatazione o della contrazione del liquido ado- 

 perato (i). 



(1) Volendo salire a grandi altezze senza allungar troppo il lubo aperto, si pnò introdurre nel 

 serbatoio aria dilatata, o frazionare la salila, aprendo la chiavetta del serbatoio in una slaziene 

 abbastanza elevata dove si sian già prese e l'altezza e la pressione, e riducendovi il liquido a non 

 premere più sul gaz. 



Invece del tufTatoio cilindrico sì può adattare allo strumento una piccola tromba aspirante o 

 premente a volontà, clie v'introduca liquido o ne tolga. 



Vi'' Aeripsometro potrebbe servire ancora lasciando il gaz dilatarvisi o costringervisi libcramenle, 

 e mantenendo sempre nulla la differenza di livello del liquido nelle due braccia del tubo ad U ; 

 ma la misura delle variazioni di volume del gaz cosi ottenuta riuscirebbe sempre meno comoda 

 e meno precisa di quella dei suoi mutamenti di elasticità. 



