Miscellen. 



63 



Gasgebläselampe. 



Diese Lampe, von Dr. Heeren in Hannover conslruirt und in 

 Fig. 1. im Aufriss, in Fig. 2. im verlicalen Querschnitt gezeichnet, ist 



in i der wirklichen Grösse dargestellt. Sie ist sowohl zum Glnsbiasen, 

 als auch zu Giühungen aller Art mit grosser Bequemlichkeit und Kosten- 

 ersparniss zu vervv- nden. Die Lampe ist auf dem Giasblasctische a, a, 

 auf welchem ein Klotz i durch Schrauben befestigt, aufgeschraubt; 

 c ist das vom Blasebalg herkommende, d ein kurzes Rohr von vul- 

 kanisirtem Kautschuk, welches den Wind dem Bhserohr der Lampe e 

 zuführt. Dieses Rohr ist alier mit einer eingeschraubten Spitze ver- 

 sehen, deren OetFnung die ^^'eite einer dicken Stecknadel haben kann; 

 von solchen Spitzen bedarf man mehrere von verschiedener Weite. 

 Auch ist dies Rohr bei f mit einer gezahnten Stange und einem 

 Triebe ver.«chen, um es höher oder niedriger zu stellen Das obere 

 Ende des ßlaserohres geht durch den Boden eines nach oben sich 

 erweiternden Conus 7, welcher unten einen langcrn Rohransatz k 

 enthält, in welchem sich das Blaserohr ohne erhebliche Reibung auf- 

 und absiliieben lässt. Durch das .Messingrohr k gelangt das Leuchtgas 

 in den ebenfalls von Messing gefertigten Behälter i, der an der Aussen- , 

 Seite ein langes Schraubengewinde enthält, um so mittelst eines Deckels l 

 geschlossen werden zu können, zu weichem Ende er ntit einem Arm »» 

 versehen ist. In der Mitte dieses Deckels ist eine ÜelFnung für die 

 Flamme, welche man durch verschiedene Deckplatten grösser und 

 kleiner machen kann. Da es der Lampe nie an Luft fehlt, wenn der 

 Blasebalg angetreten ist, so ist die Lichtentwickelung zwar schwach, 



