Bücherschau. 95 



Wenn sie sich quantitative Analyse nennt, so ist dies nicht in dem 

 Sinne einer chemischen Gewichtsanalyse zu verstehen. Sie verdient aber 

 diesen Namen mit Recht als eine scharfe Vergleichsanalyse mit auf die- 

 selbe Weise geprüften Körpern von bekanntem Farbstoffgehalte. Ist diese 

 Farbe kein eigentliches Pigment, sondern eine vom Körper unzertrenn- 

 liche Eigenschaft (z. B. die blaue Farbe des Kupfervitriols), so führt die 

 beobachtete Farbenintensität zu dem Gevrichte, der eigentlichen Menge 

 des färbenden Stoffes. Bei den Pigmenten aber, deren wenige bisher rein 

 dargestellt werden konnten, die Gewichtsanalyse uns daher aus diesem 

 Grunde in Stich lässt, ermöglicht die Photometrie des Absorptionsspectrums 

 eines Körpers den genauen Yergleich mit einem vorher normirten gleichen 

 Körper von relativ bukanntem Farbstoffgehalte (z. B. der Lösung des 

 blauen Pigmentes aus einer bekannten Menge Indigo). 



Es liegen also bei diesen Untersuchungen bestimmte, bekannte Nor- 

 malkörper als Vergleichsobjecte zu Grunde, deren Beschaffenheit bei fort- 

 schreitender Concentration Herr Professor Vierordt als Ergebniss sowohl 

 zahlreicher, mühsamer Versuche als auch der Berechnung tabellarisch 

 zusammengestellt hat, wobei Versuche und Berechnungen sich überein- 

 stimmend begegneten. 



Die Einrichtung des Apparates , durch welchen diese Beobachtungen 

 ermöglicht , betrifft wesentlich das Spaltrohr. Die Eegulirung des genau 

 vertical und durch den Mittelpunkt des Kreises gehenden Spaltes geschieht 

 durch zwei von einander unabhängige, den Spalt in zwei gleiche Hälften 

 theilende, horizontal verschiebbare Gravesand'sche Schneiden, eine obere, 

 eine untere. Die Bewegung jeder derselben bewirkt eine besondere Mikro- 

 meterschraube mit einer auf ihrer Peripherie in 100 Theile getheilten 

 Trommel, aus deren Stellung die Breite des Spaltes genau ersichtlich ist. 

 Die sorgfältige Ausführung und unveränderte Instandhaltung dieses Theiles 

 des Apparates ist von der grössten Wichtigkeit. Eine andere Vorrich- 

 tung zur Abbiendung des Spectrums bis auf einen beliebigen Theil seiner 

 horizontalen Ausdehnung besteht in einem hinter dem Oculare des Fern- 

 rohres befindlichen horizontal verschiebbaren Schieber mit verstellbarer, 

 genau der ßichtiing der Fraunhoferschen Linien entsprechender Spalt- 

 öffnung, durch welche einzelne Farben des Spectrums getrennt beobachtet 

 werden können. 



Bei der Untersuchung wird der zu prüfende Körper vor die untere 

 Spalthälfte gebracht, während die obere Hälfte derselben Lichtquelle, 

 welche den Körper durchscheint, frei zugänglich bleibt. Bei gleicher 

 Oeffnung beider Spalthälften erscheint das Spectrum in eine obere hellere 

 und eine untere durch Absorption verdunkelte Hälfte getheilt. Nun handelt 

 es sich darum, die obere Spalthälfte so weit zu verengen, bis die beiden 

 Hälften des Gesammtspectrums oder durch Abblenden besondern Theiles 

 desselben dem Auge ganz gleiche Lichtintensitäten darbieten. Sobald 

 dieses erreicht , ist an der Stellung der Trommel der obern Spalthälfte 

 abzulesen, um wie viel der Spalt dort verengt werden musste, oder, da 

 die Lichtmenge paralleler Strahlenbündel aus einer Lichtquelle dem Quer- 

 schnitte derselben proportional ist, um wie viel die Lichtintensität ver- 

 mindert werden musste, um der des Absorptionsspectrums gleich zu werden. 

 Diese Lichtmenge ist folglich der durch das zu untersuchende Medium 

 absorbirten gleich. Ist nun dasselbe Verhalten an demselben Medium von 

 bekanntem Farbstoffgehalte ein für allemal festgestellt , so bietet also 

 in fraglichen Fällen die Photometrie der Absorption im Spectrum ein 

 Maass für den Gehalt an Farbstoff. 



Diese Untersuchungen und Vorrichtungen erfordern ein gutes und 

 grösseres Spectroscop und manche andere unentbehrliche Hülfsapparate. 



