HO B. Hirsch, Ueber die gebräuchlichen Aräometer etc. 



procent Alkohol beträgt die Differenz im speeifischen Gewicht 

 zwischen und l** des Alkoholometers 0,0019, zwischen 

 10 und 11° 0,0013, zwischen 20 und 21" 0,0012, und steigt 

 dann allmälig wieder bis auf das zwischen 97 — lOO*' liegende 

 Maximum von 0,0030 pro l») 



Zum Nachweis , dass ein Instrument die gesetzlich zu- 

 lässige Fehlergrenze nicht überschreite, muss dasselbe noth- 

 wendig eine solche Empfindlichkeit besitzen, dass der 

 einfache Werth dieser Fehlergrenze einen merklichen Ein- 

 fluss auf die Angaben des Instrumentes ausübt; in unserm 

 Fall also muss ein gewöhnliches eichungsfähiges Alkoholo- 

 meter noch eine Differenz von im Mittel 0,0005 im speeifischen 

 Gewicht deutlich erkennen lassen, und pflegen demgemäss 

 diese Instrumente auch in ^4 Grade getheilt zu sein. 



Man sollte meinen, dass derjenige Grad von Genauigkeit 

 und Empfindlichkeit, welchen man seit geraumer Zeit von 

 diesem nur zu Handelszwecken bestimmten Instrument 

 verlangt, zum mindesten auch von den ihrer Natur nach 

 verwandten Instrumenten gefordert werden müsse, deren 

 man sich zur Gehaltsbestimmung arzneilich angewandter 

 Flüssigkeiten bedient. Aber auffälliger Weise hat man in 

 Deutschland bis jetzt zu diesem Zweck weder Normalinstru- 

 mente von gesetzlich vorgeschriebener Leistungsfähigkeit, noch 

 auch bedienen sich die Aufsichtsbehörden bei den Revisionen 

 solcher Instrumente, deren Richtigkeit und deren Ueberein- 

 stimmung unter einander gehörig gesichert und beglaubigt 

 wäre; auch ist nicht jeder Revisor befähigt, bei Streitfallen 

 die Richtigkeit des seinerseits angewandten Instruments als- 

 bald zu erweisen, und auch nur wenige der gebräuchlichen 

 Instrumente gestatten eine hinreichend genaue Prüfung inner- 

 halb einer kurzen Zeit und ohne aussergewöhnliche Hülfs- 

 mittel. 



Zur Abstellung dieses Mangels und im üebergang zu 

 den oben sub II angeführten Thatsachen dürfte zunächst zu 

 erörtern sein, welche Anforderungen nothwendiger und billi- 

 ger Weise an ein Aräometer zum chemischen und pharma- 

 ceutischen Gebrauch, und besonders an ein von den Aufsich ts- 



