B. Hirscli, Ueber die gebräuchliclien Aräoraeter etc. 113 



Ungeschicklichkeit oder G-ewalt vorkommen, und erfolgte 

 Beschädigungen sich der Wahrnehmung nicht 

 leicht entziehen können; 



12) ihr Preis endlich muss ein massiger sein. 



Wir wollen nun prüfen, in wie weit die bisher gebräuch- 

 lichen Instrumente den vorstehenden Anforderungen entspre- 

 chen. Zur Anwendung kamen bis jetzt fast ausschliesslich: 



Hohlgefässe von bekanntem Fassungsvermögen unter 

 Bestimmung ihres Inhaltes nach absolutem Gewicht-, 



Senkspindeln von constantem Gewicht, von denen ein je 

 nach der Dichtigkeit der Flüssigkeit veränderliches Volumen 

 eintaucht ; 



Senkspindeln von constantem Volumen, deren absolutes 

 Gewicht je nach der Dichtigkeit der Flüssigkeit verändert 

 werden muss; 



während Senkspindeln von veränderlichem Gewicht und 

 veränderlichem Volumen (die Veränderungen durch besondere, 

 auszuwechselnde Anhängekörper ausführbar) noch nicht allge- 

 meiner eingeführt sind, 



Nach diesen verschiedenen Principien unterscheidet man 

 in der Praxis wesentlich folgende Instrumente: 



a) Grammen- oder Gran-Flaschen, 



b) Scalen-Aräometer, 



c) die sog. Mohr'sche Waage, 



d) das sogen. Witts tock'sche Gewichts- Aräo- 

 meter. 



a) Die Grammen- oder Gran-Flaschen, Piknometer 

 und ähnliche Hohlgefässe lassen das specifische Gewicht einer 

 Flüssigkeit vermöge einer einfachen Bechnung mit grosser 

 Genauigkeit finden, wenn man ihren Inhalt, der durch Aus- 

 wägen mit destillirtem Wasser von bestimmter Temperatur 

 zu ermitteln ist, und das absolute Gewicht eines genau glei- 

 chen Volumens der fraglichen Flüssigkeit bei gleicher Tem- 

 peratur mit Sicherheit kennt. Es gehört dazu aber eine 

 genaue und ziemlich empfindliche Tarir- oder analytische 

 Waage und ein Satz Normalge wichte, da die gewöhnlichen 

 sog. Präcisionsgewichte in der Begel zu ungenau, meist zu 



Arch. d. Pharm. IX. Bds. 2. Heft. 8 



