IIG E. Hirsch, Uebcr die gebräuchliclien Aräometer etc. 



des Instrumentes, welcher die Scala enthält, seiner ganzen 

 Länge nach überall einen gleich grossen Querschnitt besitze. 



Hiermit hängt die Schwierigkeit der Prüfung eines 

 Scalenaräomcters zusammen, denn es genügt dazu nicht, dass 

 die beiden Endpunkte experimentell durch Einsenken in 

 entsprechende Flüssigkeiten und die zwischenlicgende Thei- 

 lung geometi'isch als richtig erkannt werden, wozu allein 

 schon mehrere Stunden Zeit erforderlich sind; sondern es muss 

 auch eine grössere Keihe der Theilstriche auf experimentel- 

 lem Wege geprüft und richtig befunden wei'den, und hierzu 

 ist eine entsprechende Anzahl von Flüssigkeiten erforderlich, 

 deren Dichtigkeit erst wieder mit Hülfe anderer 

 Instrumente festgestellt sein muss, und letzterer 

 Umstand allein schon spricht im hohen Grade zu Ungunsten 

 der Scalen - Aräometer. 



c) Die Mohr'sche Waage gehört zu den Aräometern 

 von constantem Volumen und veränderlichem Gewicht. Sie 

 gestattet unter Verwendung eines einzigen Senkkörpers die 

 Bestimmung des specifischen Gewichtes aller officinollen Flüs- 

 sigkeiten von den leichtesten bis zu etwa 1,900 oder 2,000, 

 und zwar bis zur dritten Decimale einschliesslich und bei leicht 

 beweglichen Flüssigkeiten oft noch etwas weiter, so dass 

 0,0005 und selbst 0,0003 oder 0,0002 als Grenze der Em- 

 pündlichkeit angesehen werden kann ; sie erfordert eine ver- 

 hältnissmässig geringe Flüssigkeitsmenge, etwa 40 — GO CG. 

 und die cylindrische Form des im Mittel etwa 10 Cm. langen und 

 1 Cm. weiten (bisweilen auch erheblich kleineren oder grösseren) 

 Senkkörpers, gestattet sogar bisweilen die Prüfung der Flüssig- 

 keit innerhalb ilires Standgefässes ; auch lässt sich der Senkkörper 

 leicht gleichzeitig als Thermometer einrichten und gebrauchen, 

 doch fallen die Grade ziemlich klein aus (kaum 1 Mm. pro 

 Grad), und die Genauigkeit dieser kleinen Thermometer lässt 

 nach meiner Erfahrung oft sehr viel zu wünschen übrig. 



Im Uebrigen ist die Construction nicht frei von 

 mancherlei Uebelständen und Nachtheilen, die wir im Hin- 

 weis auf die oben sub 1 — 12 aufgeführten Punkte besprechen 

 wollen. 



