B. Hirsch, Ueber die gebräudilichen Aräometer etc. 117 



ad 1. Die Möglichkeit, dass einzelne Theile des Instru- 

 nentes durch die zu "wägenden Flüssigkeiten oder durch deren 

 Dämpfe angegriffen oder verändert werden, ist nicht völlig 

 lusgeschlossen ; namentlich können freies Chlor, Schwefel- 

 vasserstoffverbindungen und einzelne Metallsalze auf den 

 ^latindraht, an welchem der Senkkörper aufgehängt ist, ein- 

 virken, und aufsteigende saure Dämpfe die Messing- und 

 >tahltheile der Waage schädigen; doch werden solche Fälle 

 Da Granzen nur selten eintreten. 



ad 3. Der Punkt, bis zu welchem die Einsenkung statt- 

 inden muss, ist nicht markirt. Demzufolge begegnet es, 

 ass bald zu wenig, bald zu tief eingesenkt wird. Letzteres 

 at bei dem geringen Querschnitt des Platindrahtes im Yer- 

 ältniss zum Gesammtvolumen des Untergetauchten keinen 

 rhebliclien Einfluss, falls nicht etwa der Senkkörper 

 .en Eoden des Gefässes berührt. Ein nicht hinreichend tiefes 

 IJinsenken dagegen hat sehr grobe Fehler zur Folge, 

 ne ich sie z, B. lediglich aus dem gedachten Grunde bei 

 Lnlass von Eevisionen bis zu 0,020 beobachtet habe; sie 

 ;önnen aber noch weiter gehen. Ist nun auch ein so fehlerhaftes 

 ^erfahren hauptsächlich auf TJnkenntniss oder Unacbtsamkeit 

 .es Experimentirenden zurückzuführen, so würde doch diese 

 i'ehlerquelle durch eine bestimmte Markirung ausgeschlossen 

 srerden. Bei dunkeln oder unvollkommen durchsichtigen 

 Piüssigkeiten ist es aber immer etwas schwierig, die Tiefe 

 Ler Einsenkung genau zu beurtheilen, und ist daher bei ihnen 

 lesondere Aufmerksamkeit nöthig. Bichtige Angaben sind 

 lur dann zu erwarten, wenn nicht blos der gesammte Glas- 

 :örper, sondern auch die Platinösen und- Schlingen, und der 

 •ehufs der Befestigung zusammengedrehte Theil des Platin- 

 Irahtes vollständig untergetaucht sind, und noch ein oder 

 sinige Millimeter des einfachen Platindrahtes in die Flüssigkeit 

 ■eichen, so dass sich, im Niveau derselben nur der einfache 

 Draht befindet; und wenn zugleicb die Waage vollkommen 

 lorizontal aufgestellt ist. 



ad 4 und 5. Die Beinigung der beim Wägen unterge- 

 ;auchten Oesen, Haken und des zusammengedrehten Platin- 



